Le 241 Æ 
Das gewalzte Messing verträgt die Schleifang nicht, welche die krummen Fläichen 
erfahren müssen um gehôrig zu schliessen. Die beiden Klappen sind ungleich, weil 
die untere durch die Bodenklappe der obern durchgehen soll: der kleinére Durch- 
messer der untern hat 5”, der der obern 7”. Die Dreieckchen von Blech bei 4 und 
hk und a und a, deren vier oben und vier unten angebracht sind, dienen zur Be- 
festigung der Hülsen, in welchen die Klappen liegen, an der Peripherie des Gefäs- 
ses durch Lôthung. 
An der eisernen Stange /f wird der Thermometer gg angeschraubt, so dass des- 
sen Kugel nicht weït von der untern Klappe zu stehn Kommt, weil, wenn cine Er- 
wärmung statt findet, die Kälteste, also die der wahren T emperatur näher stehende 
Schicht, am tiefsten liegt. Da das Instrument bestimmt war, wo môglich auf 
3000 T. zu sinken, so konnte man sich auf die gewühnlichen Thermometerkugeln 
von dünnem Glase nicht verlassen.  Daher wurden besondere Thermometer verfer- 
ügt, deren Kugeln 1” Glasdicke hatten.  Obgleich dadurch die Mittheilung der 
Wärme etwas verzôgert wurde, so hat dies keinen Einfluss, da das Instrument im- 
mer 4 Stunde in der Tiefe hing und der Thermometer bereits bedeutend erkältet 
dort ankam. Beim Herauszichen und Ablesen der Temperatur gereicht diese Un- 
empfndlichkeit aber eher zum Vortheil als zum Nachtheil. 
Um die Stange in vertikaler Richtung in der Axe des Instruments zu erhalten 
sind zwei durchlôcherte eiserne Stangen angebracht, die eine unten bei #4, die an- 
dere steht auf der gezeichneten Ebene senkrecht und befinndet sich oben durch die 
punktirte Linie 00 angedeutet, die man um 90° gedreht denken muss. 
Der bis jetzt beschriebene Mechanismus bedingt bereits die Môglichkeit einer 
freien Bewegung der Klappen auf und ab, und ein gleichzcitiges Einschliessen der 
Wassermasse aaaa. Das wirkliche Oeffnen und Schliessen geschieht durch nichts 
anderes als den Widerstand des Wassers beim Hinunterlassen und Heraufziehn 
um nun zu bewirken, dass es stets zu rechter Zeit und unfehlbar eintrefle, müssen 
die Klappen gewichtlos seyn. Am eïnfachsten würde dies eine an der Stange /f 
angebrachte hohle messingene Kugel bewirken.  Allein das Instrument sollte bis 
Mém. V1. Sér. Se. math. etc. T. 1. 31 
