D 
— 292 — 
corrigirt hingesetzt. Diese Correctionsliste ist nach Vergleichung mit einem Ther- 
mometer für die übrigen verfertigt, dieser eine aber durch Abtrennung und all- 
mähliges Fortrücken eines Quecksilbersäulchens berichügt. Es ergab sich aus die- 
sem allmähligen Fortschreiten die nachfolgende Tabelle, wo für Bezeichnung der 
Grade, bei welchem das Säulchen sich jedesmal befand, immer der des obern, 
nach dem Siedpunkt zugewandien, Endes des Säulchens gewählt ward.*) 
Wenn d. obere Ende des Säulchens auf 95°,00 stand, war d. Länge desselb, — 16°,80 
ne  E NRR | le un | pueh Cr 89, 9 — — — — — —:16,70 
— ———— — —84, 80 — — — — — —:16,; 
 — |: — 80100, 1 —. = — + :6,74 
_ 2 —— — — 7470 — — — — — = 16,65 
_ —— — — — — 70,10 — — — — — — 16,60 
NES EN RE ER GA PO NE RD AE 
— — — — — — —59,70— — — — — = :6,50 
— 2 — — — — —54,9— — — — —+ — 16,40 
—i— Hole Eh oi — — 16 44 
— ————— —49— — — — — = 16,40 
_ — = — —1 — 40,201 — — = — —:1r6,/0 
TP A TO NN 6 50 
Det PR 8 0) CO EN EEE ER 6730 
ee. dy Po EUR ROME ART CE 24, 70 — — + = 16, 20 
_— — — — — — —9,00— — — — — 16,80 
Wir wollen sehen, wie sich diese Tabelle mit der Rechnung vergleicht, 
wenn man die beiden Beobachtungen bei 90°, wo die Länge des Säulchens = 16,7 
ist, und bei 30°, wo sie 16,3 ist, wählt und das ganze! dazwischen liesgende 
Stiück als conisch betrachtet. Wir leiten daher zuerst die allgemeine Formel für 
das Wachsthum des Halbmessers der Rühre für eine bestimmte Länge derselben ab. 
Es stellt die Fig. 3 auf Tab. V. den Längendurchschnitt unserer Thermome- 
terrôhre vor, mit dem schmalen Ende Æ nach dem Siedpunkt hin. Es sey die 
*) Damals war uns Bessels Art, die Thermometer zu berichtigen, noch nicht bekannt. 
; sen, 
