A 
— 2959 — 
ty (1 100426 + 1,00206)r7— { : — - 3,0622 - r°x 
30,022 
; L “ A GRR ee 50 pe 
folelich die wahre Länge für 10° = y = 30063 — 10,186. 
Also haben wir die wahre Länge von 10° vom Siedpunkt an gerechnet 
— 10,186, folglich gicbt der corrigirte Thermometer statt 90° nur 89.814. 
Auf diese Art wurde der Thermometer erst von 10° zu 10° corrigirt; die- 
sen Raum von 10° kann man bereïts, wie es sich aus der Rechnung darthut, 
für cylindrisch ansehn und daher die einzelnen Grade und ;% Grade ganz ein- 
fach durch Division der Stücke von r0° erhalten. Auf diese Art wurde eine 
vollstindige Correctionsliste für diesen Thermometer entworfen und da auch die 
festen Punkte sich als vollkommen richtig erwiesen *), so hatten wir nun einen 
Normalthermometer, nach welchem wir durch Vergleichung in verschiedenen 
Temperaturen unsre übrigen auf der Reise gebrauchten berichtigten. Die zwi- 
schenliesenden Grade wurden bei denselben interpolirt. So sind wir denn si- 
cher, dass von Seïten des Thermometers kein Fehler in den Beobachtungen statt 
findet. In der Tabelle unserer Versuche (pag. 251) sind die Temperaturen, wie: 
gesagt, bercits nach geschehener Correctur des Thermometers hingesetzt. 
Die nächste Correctur, welcher die obige Tabelle bedarf, betrifft die Tiefen 
an und für sich, in wiefern dieselben durch die Reckung des Seils und den 
Winkel, den dasselbe beim Hängen in der beabsichtigten Tiefe mit der Verti- 
kalen machte, modificirt werden, Was zuerst die Reckung betrifft, so muss sie 
nach voraussesangenen Versuchen über diesen Gegenstand bestimmt werden. 
Dabei müssen wir zuerst bemerken, dass wir während der Reise eine Ver- 
änderung mit dem Seil vornahmen. Als wir nämlich nach unserm ersten Ver- 
*) Hierbei bemerken wir,. dass dieser Phermometer in 4 Jahren seine festen Punkte um gar nichts 
geändert hat, was mit der angeführten Thatsache, dass nämlich die festen Punkte nach einer Reïhe von 
Jahren hôker stehen, als sie auf der Scala: verzeichnet sind. geradezu im WViderspruch steht. Dasselbe 
war der Fall mit noch zwei andern Thermometern, alle aber hatten ihre Kugel von schr dickem Glase. 
