TN Re 
UEBER DIE COMPRESSION DES QUECKSILBERS. 
Die Bestimmung ‘derselben geschah mittelst des in der Instruction (pag. 223) 
erwähnten Elaterometers fürs Quecksilber.  Dieses Instrument bestand aus einer 
weiten Thermometerrôhre, bei der unten eine Kugel, wie beim Thermometer, 
angeblasen, das obere Ende aber nicht verschlossen war. Sie wurde mit Queck- 
silber gefüllt und auf dieses ein Oeltropfen gelegt. Lässt man dieses Instrument, 
um einen starken Druck zu haben, in die Tiefe des Meeres hinab, so fixirt das 
Oehl das Minimum des Volums durch sein Hängenbleiben am Glase, wenn sich 
das Quecksilber auch wieder hernach drüber ausdehnt. Hat man nun vorher 
das Volum der Kugel zu dem der Rühre ausgemittelt, so kann man letztere 
in Grade theilen, von denen jeder ein aliquoter Theil des ganzen Volumens ist, 
nur muss man sich vorher von der überall gleichen Weite der Rühre überzeugt 
haben, oder, falls man keine solche findet, auf die Ungleichférmigkeit in der 
Theïlung Rücksicht nehmen, und daher nicht im gleiche Theile theilen. Letz- 
teres geschah bei unserm Instrumente; jeder Grad betrug 0,001 des Volums und 
0,0001 konnte durch Schätzung noch sehr sicher angegeben werden. Bei dem 
Versuche in der Tiefe des Meeres muss aber auch natürlich auf die in derselben 
statigetundene Temperatur Rücksicht genommen werden, weil das Instrument zu- 
gleich ein wirkliches Thermometer ist. Be; 19° €. stand das Quecksilber m un- 
srer Rôhre bei © der Eintheïlung, 
Nennt man diese Normaltemperatur = T, die in der Tiefe —/, die Aus- 
dehnung des Quecksilbers =, die des Glases = 7 (beide für 1°€,) und das 
Volum be T7 =#7 so hat man ” 
das Volum des Raums bei 4=7 G- (T -f) ») 
55 0m  Quecksilbers 77 (1-(T-t) m) 
olgl. d. Zusammenz, d, Quecks, durch Wärme = (1-(T-f) n)-V(1-(T-1)m) 
= V(T-ù (m-7) 
