0 nn —= 
(wobei die Lufiblasen sorefältig herausgeschafft werden müssen) und die Scala 
mit der Rühre mit etwas dazwischen: gelegtem Fett luftdicht eingeschraubt.  Da- 
mit aber, wenn die Schraube schon gefasst hat, das Wasser bei weiterem Ein- 
schrauben gehôrig entweichen kann, ist der Deckel mit einem feinen Kanal &é 
durchbohrt, der hernach mit einer angeschraubten Platté à vollkommen verschlos- 
sen wird. Setzt man nun das Instrument, auf diese Wébe gefüllt, einem bedeu- 
tenden Wasserdrucke aus, so kann das im Cylinder eingeschlossene Wasser nur 
dadurch comprimirt werden, dass eine Portion Quecksilber aus der Rühre durch 
die feine Spitze in den Cylinder gepresst wird und die Menge des nach dem 
Heraufzichen fehlenden giebt an, wie viel die Compression beträgt, Zu dem 
Ende hat die Scala eme Eintheilung von 4 Linien wo jede 4” im Fallen des 
Quecksilbers auf beiden Sciten , 
da nun noch ? der Eintheilung geschätzt werden kann, so steigt die Genauigket 
dz des zu maplinda Wassers ausmacht ; 
auf ::4: des TES Man sicht leicht, dass die mit diesem Elaterometer er- 
haltenen Resultate von der Temperatur abhängig sind; man muss daher jeden 
Versuch in der Tiefe mit einem bathometrischen verbinden, der einem die Tem- 
peratur dieser Tiefe angiebt, und alsdann die gehôrige Correciur anbringen. 
. Dies ist die Einrichtung unseres Instrumentes und man seht, dass die Idee 
nichtig und ausführbar séy. Das Misslingen unserer Versuche lag in der Eile, 
mit der wir die Ausrüstung betreiben mussten. Wir construirten nämlich, um 
ibn schnell fertig zu haben, den Cylinder von Blech und glaubten denselben 
deck ein starkes Ueberfirnissen im Innern vor dem Amaloamiren mit dem aus- 
geflossenen Quecksilber hinlänglich gesichert zu haben; allein der Mechanikus 
muss den Firniss nicht überall in gehüriger Dicke aufgetragen haben, so dass 
nach dem ersten Versuch das Instrument unbrauchbar ward, Dieser erste Ver- 
such geschah aber zugleich mit dem ersten des Bathometers und diesen künnen 
wir nur als Probeversuch anschn und haben ihn daher oben (pag. 280) aus un- 
srer Tabelle ausgeschlossen. 
