æ (BE 7 
* 
et pénible lorsqu'on à besoin des millièmes, et exigerait dans notre cas un dessin 
d’une longueur démesurée et impraticable. 
Pour exécuter notre méthode, il fallait une échelle arbitraire divisée très exacte- 
ment en petites parties égales. J'en ai employé une faite avec la machine du Cabi- 
net de Physique de l'Université de Dorpat. Chaque partie équivaut à peu près à 4 
de la ligne du pied de Paris. Pour mesurer et transporter les longueurs je me suis 
servi d'un compas à verge, muni de loupes, au moyen duquel je pouvais distinguer 
avec la plus grande sûreté 4 d’une partie de l'échelle, en sorte que la plus grande 
faute que je pouvais commettre n’atteignait pas 45 du pouce *). 
Pour épargner les répétitions de ces opérations pour chaque instrument, et pour 
obtenir un plus grand degré d’exactitude, j'ai construit un 4/{oomètre normal de 2” 
de diamètre, cylindrique, terminé en haut et en bas par une demi-sphère, et sur- 
f 
monté d'une tige creuse et carrée, dont les côtés sont destinés à porter les échelles 
qui se rapportent aux quatre espèces de liqueurs spiritueuses. Son volume, sans la 
tige, est d'environ 17 pouces cubes. Une petite assiette, qu’on peut placer sur le 
haut de la tige, sert à trouver la grandeur des poids pour enfoncer l'instrament au- 
tant qu'il est nécessaire dans les N°, 3, 2, 1, lorsqu'il a été lesté uniquement pour le 
N°4 
Cet instrument ainsi construit, je le place dans le N°. 4, à la température de 
+ 12° R., puis à celle de o, puis à celle de + 24, et je marque avec le plus grand 
soin les lignes d'enfoncement. Cela se fait pour les trois autres liqueurs normales 
également, en ayant soin de lester convenablement l'instrument pour chacun. Ces 
trois points cardinaux étant ainsi fixés, nous n'avons pas à tenir compte du change- 
ment de volume de l'instrument même, causé par la température; ces changemens 
de volume étant très sûrement proportionels aux variations du thermomètre dans les 
limites étroites des observations requises. 
+ , . L 5 : = 
) L’exactitude de ce compas va beaucoup plus loin, lorsqu'il ne s’agit que de prendre une ligne 
donnée et de la transporter. Comme ici il s'agit d'estimer les décimales d’une partie de l’échelle, environ F5 
d’une ligne, l’exactitude dépend en partie non de la force de la vue, mais de la justesse du coup-d’oeil. 
