—  XX\NI — 
Dans la séance du 25 Août, M. KUBFFER présenta à l'Académie une nouvelle 
boussole exécutée selon ses idées par M. GAMBEY à Paris, et qui sert exclusivement 
à observer les variations de l'inclinaison magnétique. C'est une aiguille d’inclinaison 
d'un demi-mètre de longueur, dont l'axe est formé par un couteau qui repose, comme 
à l'ordinaire, sur deux petits plans d’agathe. Par une construc'ion particulière, ce 
couteau, dont le tranchant passe exactement par le centre de gravité de l'aiguille, 
est équilibré de sorte, que le centre de gravité de tout le système se trouve 
amené sur le fil du couteau. L'aiguille est munie à ses extrémités de deux petits 
anneaux, portant des fils tendus dans la direction de Faiguille dont on observe 
le déplacement (qui a lieu en vertu des variations de linclinaison) par le moyen 
de deux microscopes, fixés à l'appareil, dont les fils croisés glissent le long d'une 
division. La position du couteau étant invariable, cet instrument ne peut servir 
que pour une inclinaison déterminée, et pour laquelle on l'a fait; l'instrument 
présenté était réglé sur une inclinaison de 71°, qui est celle de St.-Pétersbourg. 
M. Kuprrer donnera une description détaillée de cet instrument dans le re- 
cueil de ses observations magnétiques, qu'il publiera prochainement, C'est aussi 
dans ce recueil qu'on trouvera une série d'observations exécutées avec cette bons- 
sole. sur les variations horaires de l'inchinaison à St-Pétersbourg. 
Note relative à un barometre d'une nouvelle construction, par M. 4.-T, KUPFFER. 
(£u le 25 Août 1830.) 
Le plus grand inconvénient de la construction ordinaire du baromètre, lan 
des instrumens les plus utiles et les plus simples dont la physique se soit enrichie, 
est sans doute celui de le rendre difficile à transporter. Il est vrai qu'on parvient 
aisément, avec quelque attention, à éloigner presque toutes les chances de sa dé- 
gradation, aussi long-tems qu'on le maintient dans la position renversée, où même 
horizontale; mais si par malheur on le retourne, les oscillations du mercure, s'il 
n'est pas enfermé, ou le changement de volume qu'il éprouve par les variations de 
sa température, si le baromètre est muni d'un robinet, ne donnent que trop sou- 
vent une occasion facile à l'air extérieur de pénétrer dans le vide barométrique: 
il est donc impossible d'envoyer des baromètres par le roulage ou par une expé- 
dition publique quelconque, comme par les messageries de poste, qui offrent pour la 
Russie, une si grande facilité de transport pour tous les objets qui ne sont pas 
trop sujets à se casser. 
Ce sont particulièrement les soins qu'il faut mettre à faire bien bouillir le mer- 
cure dans le tube barométrique, qui rendent dfficile le rétablissement d’un baro- 
mètre endommagé; en route, sur une montagne, même dans une petite ville, il 
serait difficile de réunir tout ce qu'il faut pour cette opération; et les personnes 
