— XXNI — 
qui n'y sont pas habituées, ne le tenteront même pas, lorsqu'elles seront mumies 
de tout ce qui est nécessaire.  Mème pour des observations sédentaires, les ba- 
romètres ordinaires offrent plusieurs sources d'erreurs; il peut s'introduire, sans 
qu'on s'en aperçoive de suite, une petite quantité d'air; l'adhésion du mercure 
au verre peut diminuer avec le tems et augmenter sa dépression capillaire: 1] me 
paraît cerlain que même les baromètres à siphon ne donnent jamais ou rare- 
ment la véritable hauteur barométrique, parce que la dépression du mercure 
dans le vide, diffère sensiblement de la dépression du mercure qui a été pendant 
long-tems en contact avec l'air atmosphérique; cette différence peut même chan- 
ger avec le items, de sorte qu'il ne servirait à rien de l'avoir déterminée: aussi 
sait-on depuis long-tems que souvent des baromètres sortis du même atelier, et 
construits avec le même soin, offrent après quelque tems des différences de niveau 
assez considérables. 
On peut obvier facilement à tous ces inconvéniens, si l'on ne tient pas à faire 
bouillir le mercure dans le tube barométrique; mais alors il faut avoir un moyen 
pour déterminer la pression de la petite quantité d'air, enfermé dans l’espace vide 
du baromètre, et qui s’y est introduit avec le mercure même, Un tel moyen à 
déjà été indiqué dans les Annales de Chimie et de Physique par M. ARAGoO: il 
consiste à réduire le volume de l’espace vide dans le tube barométrique: la pres- 
sion de Fair qui y est enfermé, augmentera dans la même proportion; il est 
évident, qu'on peut de cetie manière, par deux observations consécutives, déter- 
miner cetle pression. Effectivement, soient e le volume de l'espace vide à la 
première observation Æ, et e° le volume du même espace à la deuxième obser- 
vation B, on aura, par la loi de Mariotte, si l'on désigne par p et p° les pres- 
sions de la petite quantité d'air enfermé dans le vide, correspondanies aux vo- 
lumes e et €: 
P = € 
F = +: 
et puis a es PRET 
A+ p= By — à la hauteur barométrique corrigée, d'où l’on trouve 
À — B 
P= ——, 
— —1 
2 
{ — 
D 
= 7 
I — 
€ 
Pour effectuer la réduction de l'espace vide, la cuvette du baromètre, que j'ai fait 
construire dans l'atelier académique par M. Girgensohn, est un cylindre creux en fer, 
dont le fond mobile peut être monté et descendu à volonté par le moyen d'une vis, 
comme dans les baromètres de M. Æûr/in; dans ce réservoir sont implantés deux 
tubes de verre, le tube barométrique et un autre tube du même diamètre, mais 
