PULSATION DU CCKUR. 29 



tricules du cœur, mais elle en mesure, on quelque sorte, les 

 effets; elle renseigne sur le fonctionnement plus ou moins 

 parfait de la pompe cardiaque, en faisant voir si l'effort systo- 

 lique est plus ou moins eftîcace et s'il envoie dans les artères 

 des ondées plus ou moins volumineuses. 



L'importance de la pulsation cardiaqu,e est donc extrême, si 

 les interprétations qu'on vient de lire sont justes ; aussi ai-je 

 fait de nombreux essais pour obtenir sur l'homme un tracé 

 fidèle de la pulsation du cœur. Le sphygmoc/raphe appliqué 

 sur la région précordiale donne des tracés parfois assez nets, 

 fig. 13, mais cet instrument est d'une application difficile; 

 avec des explorateurs spéciaux on obtient des tracés plus 

 nets. On a déjà pu juger, par les figures 5, 6 et 7, de la di- 

 versité que présentent les tracés suivant les variations physio- 

 logiques de la circulation. 



II. — Choix et contrôle des appareils destinés à inscrire 

 la pulsation du cœur. 



Appareil de Buisson ; inconstance de ses indications. — Stétlioscope de Kœnig. 

 — Explorateur à coquille. — Explorateur à tambour. — Appareils inscrip- 

 teurs portatifs : Polygraphe à cylindre ; polygraphe à bande de papier. — 

 Tambour à levier perfectionné; diminution des résistances dans le transport 

 du mouvement. — Choix de la vitesse du papier qui reçoit le tracé. — Né- 

 cessité de contrôler les appareils cardiographiques. — Désaccord avec les 

 expériences de Fick. — Contrôle du cardiographe. — Nécessité d'expériences 

 nouvelles pour éclairer l'interprétation des tracés du cœur. — Plan de ces 

 expériences. 



Pour recueillir avec facilité la pulsation du cœur, il faut se 

 rapprocher des conditions de l'expérience faite sur les ani- 

 maux et, au moyen d'un tube à air, transmettre à distance le 

 mouvement du cœur à l'appareil écrivant. Déjà Buisson avait 

 recueilli de bons tracés avec un entonnoir de verre dont le 

 bec se continuait, par un tube de caoutchouc, avec un tam- 

 bour à levier. La peau des parois thoraciques ferme exacte- 

 ment le pavillon de cet entonnoir, et les déplacements qu'elle 

 subit à chaque pulsation du cœur compriment et raréfient 



