PULSATION DU CŒUR. 



31 



La figure 14 représente une coupe d'un de ces appareils 

 dans ses dimensions réelles. Une sorte de coquille de bois, lé^ 

 gèrement excavée, présente des bords arrondis qui s'appliquent 

 exactement sur les parois de la poitrine, de façon que la peau 

 de la région précordiale enferme l'air dans cette capsule qui 

 communique, par un tube et un tuyau de caoutchouc, avec le 



Fig. 14. — Explorateur à coquille pour les pulsations du cœur 



tambour d'un cardiographe. Au fond de la capsule se trouve un 

 ressort que l'on peut armer plus ou moins, en tournant une vis 

 de réglage qui fait saillie sur la surface convexe. Suivant 

 la tension de ce ressort, on fait saillir plus ou moins une 

 petite plaque d'ivoire destinée à exercer sur la région précor- 

 diale une pression élastique. Cette plaque déprime la peau 

 pendant la diastole ventriculaire, mais elle est repoussée pen- 

 dant la systole. De là résulte un mouvement de soufflet sous 

 l'influence duquel le levier du cardiographe entre en mouve- 

 ment. 



Les tracés obtenus avec cet appareil sont identiques à 

 ceux que fournissait le stéthoscope de Kœnig ; mais comme 

 on peut, en tournant la vis extérieure, régler la sensibilité de 

 l'instrument, le nouvel appareil est préférable, car il trouve 

 moins d'individus réfractaires à l'étude graphique de la pulsa- 

 tion cardiaque. Enfin, cet appareil est d'une solidité par- 

 faite , ce qui est très-important. 



Comme la coquille ne fonctionne qu'à la condition que ses 

 jjords soient exactement adaptés contre la peau, afin de 

 produire une clôture hermétique, cet explorateur est difficile- 



