32 MARE Y. 



ment applicable sur les animaux, à cause des poils qui empê- 

 chent l'adaptalion parlaite. Il faut alors mouiller la région 

 explorée avec de l'eau de savon ou avec un corps gras qui 

 empêche le passage de l'air sur les bords de l'appareil. Mieux 

 vaut encore employer un explorateur dont la cavité soit natu- 

 rellement close. Laligui'e 15 représente la disposition qui m'a 

 le mieux réussi. 



Fig. 15. — Explnrateur à tamboiii- applicable sur riiommc et sur les animaux. — En tour- 

 nant la vis de réglage, on l'ait saillir plus ou moins le bouton de l'explorateur ce qui 

 augmente ou diminue la sensibilité de l'instrument. (La cloche de bois a été coupée pir 

 sa moitié, pour laisser voiries pièces intérieures.) 



A l'intérieur d'une cloche de bois dont le fond est perforé, 

 se trouve une capsule de métal qui s'ouvre par un tube tra- 

 versant le fond de la cloche. La capsule, fermée en bas par 

 une membrane de caoutchouc, renferme un ressort-boudin 

 assez faible qui fait légèrement saillir la membrane en dehors. 

 Un disque d'aluminium et un bouton de liège reposent sur 

 celte membrane. Toute pression exercée sur le bouton chasse 

 l'air de la capsule, à travers le tube qui la termine, jusque 

 dans les appareils inscripteurs. 



Quand on applique par ses bords la cloche de bois contre 

 les parois de la poitrine, de façon que le bouton saillant re- 

 pose sur le point que l'on veut explorer, il faut pouvoir exer- 

 cer avec ce bouton une pression plus ou moins forte sur la ré- 

 gion cardiaque. Gela s'obtient en tournant une vis de réglage 

 placée sur fond de la cloche de bois. Cet appareil peuts'ap- 



