34 MARE Y. 



entre exactement dans une boîte où l'on peut enfermer l'ins- 

 trument avec les différents accessoires qui servent à son 

 usage. 



Je nomme ces instruments polygraphes^ à cause de la di- 

 versité des tracés qu'ils peuvent fournir. On peut en effet, 

 sur le même support, placer deux ou plusieurs tambours à 

 leviers et inscrire ainsi, d'une manière simultanée, deux ou 

 plusieurs phénomènes distincts, tels que la pulsation du cœur, 

 celle des carotides ou de la radiale, les mouvements d'ex- 

 pansion des tumeurs pulsatiles, la respiration, l'action mus- 

 culaire, etc. Mais il faut alors employer des explorateurs 

 particuliers à la place de celui que la figure 16 représente en 

 dimensions réduites, et qu'on reconnaîtra facilement pour ce- 

 lui qui est déjà décrit dans la figure 14 comme destiné à explo- 

 rer la pulsation cardiaque. 



Le tambour à levier a subi lui-même d'utiles modifications; 

 sa disposition nouvelle est représentée,, figure 17. 



Fis- 1"- Tambour à levier perleclioinié 



Une pièce doublement articulée au levier et à la membrane 

 du tam]30ur assure la solidarité parfaite de ces deux parties 

 de l'appareil et empêche que dans les mouvements brusques 

 le levier soit projeté au loin, ce qui compromettrait la fidélité 

 des tracés. 



Mais le peint le plus important, dans la cardiographie hu- 

 maine, est d'empêcher, autant que possible, les pertes de mou- 

 vement dans la transmission de la pulsation du cœur jusqu'au 

 style qui doit l'inscrire. En général le déplacement qu'éprouve 

 la paroi thoracique au devant des ventricules est peu éten- 

 du, de sorte que, malgré sa force considérable, ce mouvement 

 communiqué à une colonne d'air, intermédiaire éminem- 

 ment compressible, n'arrive au style inscripteur que très- 

 af faibli. Aussi, est-il indispensable de ne créer au déplace- 



