PULSATION DU CCEUR. 



ment de l'air que très-peu de résistance, en supprimant tout 

 passage étroit sur le trajet des tubes. Il faut en outre que la 

 membrane du tambour à levier inscripteur soit très-souple et 

 non tendue. Enfin on doit atténuer, autant que possible, les 

 résistances de frottement que la pointe traçante éprouve sur le 

 papier. Toutes les fois qu'on doit inscrire une pulsation très- 

 faible, le mieux est de se servir du papier noirci à la fumée 

 et d'employer un style traceur d'une flexibilité extrême, tel 

 que ceux qu'on obtient avec de la baleine ou de la plume 

 amincies à la lime. 



Ces détails techniques étaient nécessaires pour mettre les 

 expérimentateurs qui voudront étudier la pulsation du cœur 

 à l'abri des échecs que leur causerait l'emploi d'appareils 

 insuffisamment sensibles. Dans les conditions qui viennent 

 d'être décrites, on a, presque toujours, un tracé très-net. Si, 

 parfois,' il a peu d'amplitude, il faudra l'inscrire sur un cylin- 

 dre qui tourne avec lenteur. Ces tracés microscopiques, exa- 

 minés au besoin à la loupe, montrent nettement tous les dé- 

 tails de la pulsation du cœur. 



Fi.î. is.— l'iiisiiiiDii (lu rff'iir di' riinmmc rrrunillie siiccossivement avec S vitesses croissantes 

 rie rolaliiiM (lu cylindn'. — l,i;,'iU' 1, petite vitesse. — Lis'ne 2, vitesse mo(l(''r('e. — 

 Liftne 3, si'ande vitesse ; (h'iilniciiiciil cxiLréix- du trac('- d'une piiisntion. [Ucliofiravurc.) 



Il est fort utile, en ç,'énéi'nl, do proportionner la vitesse do 

 rotation du cylindre a rainplilude dos mouvomonis dn levier. 



