38 MAREY. 



La différence que ce physiologiste a trouvée entre ses 

 courbes et celles du cardiographe s'accuse surtout quand 

 les mouvements du cœur ont une grande rapidité et doit s'ex- 

 pliquer par ujie sorte de paresse de son instrument, dans le- 

 quel le sang pénètre. Le cardiographe, au contraire, comme 

 tous les appareils qui transmettent, au moyen de l'air, les 

 mouvements qui doivent être inscrits, possède une rapidité de 

 transmission extrême (1) et une fidélité dont je ne veux d'autre 

 preuve que l'expérience suivante. 



Si l'on prend, comme appareil explorateur, un tambour 

 fermé par une membrane élastique et mis en rapport, au moyen 



ventricule gauche et dans l'aorte (a). Et, chose plus singulière, c'est dans l'aorte 

 que s'observent les maxima de pression. Avec 144 battements à la minute, la 

 pression du sang dans l'aorte oscillait de 104 à 128™"' de mercure ; la pression 

 ventriculaire ne s'élevant pas au-dessus de SQ^'^. Pour le physiologiste alle- 

 mand, ce résultat semble surprenant, et même paradoxal. Je n'hésite pas à y 

 voir l'effet naturel d'une mobilité insuffisante de l'instrument. 



Toutes les fois qu'un manomètre quelconque reçoit la pression qu'il signale, 

 par l'intermédiaire d'un tube plein de liquide, celte pression exige un certain 

 temps pour se transmettre, et si la variation en est très-rapide, l'appareil 

 donne des oscillations de plus en plus bornées dans leur étendue. Que cette 

 rapidité devienne plus grande encore, ou bien que le tube par lequel se trans- 

 met la pression du liquide devienne plus résistant, le manomètre n'oscillera 

 presque plus, et signalera une moyenne entre les maxima et les minima {b) de 

 la pression véritable. 



Dans l'expérience de Fick, l'appareil doit traduire une pression qui tombe 

 au-dessous de zéro quand le ventricule est relâché et qui, pendant la systole, 

 s'élève à 128""» ou même plus. De telles variations ne peuvent se transmettre 

 au manomètre, c'est pourquoi sa colonne n'exécute que des oscillations incom- 

 plètes et ne s'élève qu'à 80™™ de mercure. 



Par une conséquence nécessaire^ le minimum de l'oscillation ne devait pas 

 tomber au-dessous de zéro, c'est-à-dire à sa valeur réelle, quand les mouve- 

 ments du cœur étaient très rapides. 



Quant à l'élévation plus grande des maxima de la pression aortique, ce fait 

 résulte naturellement du moindre abaissement des minima de cette pression. 

 Celle-ci, en effet, grâce aux valvules sigmoïdes, ne tombait jamais au-dessous 

 de 104"" de mercure environ ; la pression moyenne dans ce vaisseau se trou- 

 vait, par cela même, très-relevée, et les maxima des courbes obtenues, s'ils 

 n'atteignaient pas tout à fait la valeur réelle de la pression aortique, donnaient 

 nécessairement des indications bien plus rapprochées de la vérité que pour la 

 pression ventriculaire. 



a) Uber die Schwankungen des Blutdruckes in verschiedenen Abschnitten des Gefas- 

 system {Verhandlungeii der phys. med. Gessellschaft in Wûrlzbnrg, vol. IV, p. 223). 



{!/) C'est sur ce principe que j'ai construit un manomètre à moyennes (manomètre com- 

 pensateur). — {Physiol. méd. de le circuL, p. M\.) 



(1) Cette vitesse est voisine de celle du son dans l'air. 



