226 • M.\n?;Y. 



changement de niveau représente le passage d'une quantité 

 considérable de liquide d'une boule dans l'autre à travers le 

 tube de verre qui les réunit. Et comme ce tube est d'un faible 

 calibre, il s'ensuit que si l'œil pouvait y suivre le trajet d'une 

 tranche de liquide, il la verrait parcourir un chemin considé- 

 rable. Or, la ligne de démarcation des deux liquides, dont 

 l'un est rouge et l'autre blanc, rend perceptible le parcours 

 de celte tranche idéale dont nous parlions tout à l'heure. 



Dans la disposition actuelle de l'appareil, cette tranche 

 s'abaisse lorsqu'il s'exerce, sur le niveau de l'essence, une 

 pression positive ; elle s'élève dans le cas de pression négative 

 ou d'aspiration produite dans cette même boule du mano- 

 mètre. 



Une remarque toutefois doit être faite : c'est que, dans le 

 cas où il se produit un déplacement du niveau du manomètre, 

 l'essence se substitue a l'alcool, ou l'alcool à l'essence, dans 

 une certaine étendue du tube ; il y a donc substitution d'une 

 colonne d'un liquide plus léger à une colonne d'un liquide 

 plus dense, ou inversement. 



Dans ces deux cas, les indications de l'instrument sont un 

 peu diminuées ; mais, telles qu'elles sont , elles suffisent 

 entièrement aux expériences dont il va être question. 



Expérience ^'^ — Aspiration produite sur le manomètre par 

 la force centrifuge due à la rotation du tube explorateur. — 

 Lorsqu'un fluide, de l'eau, par exemple, est contenu dans un 

 tube que Ion fait tourner rapidement, la force centrifuge 

 projette cette eau et la lance à distance. Un effet analogue se 

 produit quand le tube qui tourne est rempli d'air ; celui-ci est 

 partiellement expulsé par la force centrifuge, et il se produit 

 dans le tube une aspiration dont on peut vérifier l'existence 

 ■ au moyen de Texpérience suivante : 



Supprimons le disque P de la fig. 2, et ne laissant que Je 

 tube manométrique dont l'ouverture est tournée extérieure- 

 ment, c'est-à-dire suivant le prolongement du rayon , faisons 

 tourner l'appareil. Aussitôt le manomètre se met en marche ; 

 il s'ai-rete bientôt en indiquant une aspiration de 10 centi- 

 mètres par exemple (au manomètre de Kretz et de Mondésir, 

 ce qui équivaut à 1/3 de ccnlimôlro d'eau). 



