PIIYSIOLOGIK DU VOL DES OISKAUX. 231 



cette pression négative pu que nous avons déjà vue se produire 

 en arriére d'un plan tournant. Nous désignerons ces forces 

 de même signe par — ac et — pn. 



Ces prévisions turent entièrement vérifiées, et j'obtins, pen- 

 dant la rotation de l'appareil, une certaine valeur pour l'aspi- 

 ration centrifuge — ac ; il n'y eut aucun mouvement dans le 

 manomètre qui correspondait au tube ouvert en avant, de 

 sorte que, suivantles prévisions, — ac-\-pp=0. Enfin, le tube 

 ouvert en arrière donna une pression négative double de 

 — ac, de sorte que — pn = — ac. 



Pour constater ces résultats, je me servis de la méthode 

 graphique. Trois appareils manométriques enregistreurs écri- 

 vaient à la fois l'état de la pression dans chacun des tubes. Je 

 dois, en quelques mots, décrire la disposition de ces appa- 

 reils manométriques. Ce sont les tambours à leviers c[m m'ont 

 déjà servi dans beaucoup d'autres circonstances (1) ; seule- 

 ment je les ai sensibilisés pour les besoins de l'expérience 

 présente. 



Qu'on imagine une large cuvette de métal fermée par en 

 haut au moyen d'une mince membrane de caoutchouc. Cette 

 cuvette est percée au fond d'un orifice d'entrée dans lequel 

 vient s'ouvrir le tube manométrique. 



L'air foulé sous une certaine pression dans l'intérieur de la 

 cuvette soulèvera la membrane aune certaine hauteur, tandis 

 que l'air aspiré par le tube produira un enfoncement de cette 

 membrane. Ces mouvements, transmis par un levier muni 

 d'un style, sont amplifiés et enregistrés sur un cylindre cou- 

 vert de papier noirci à la fumée. Plus la pression positive 

 sera forte, plus le soulèvement du levier sera grand, plus 

 l'aspiration par le tube manométrique sera énergique, plus 

 l'abaissement de la membrane sera considérable ; ce qui se 

 traduira par un abaissement de la ligne tracée. 



Mais les indications de ce manomètre enregistreur sont 

 arbitraires ; il faut les rapporter à celles d'un manomètre éta- 

 lon. J"ai donc construit, pour chacun des instruments que 

 j'employais, une échelle graduée d'après un manomètre à 

 eau. 



(1) Voyez, pour la description détaillée df. ces iiisli'umenls : Du mouvomeni 

 dans les fonctions de la vie, p. i'iH. Pari?, 1868, G. Buillicre. 



