232 MAREY. 



La figure 111 montre l'échelle d'un manomètre enregistreur 

 construite pour les pressions négatives. Chacune des divi- 

 sions correspond à wi millimètre d'eau. 



On remarquera, dans cette échelle^ une 

 décroissance assez régulière des degrés de 

 la pression négative, à mesure qu'on s'éloigne 

 du zéro. Gela tient à ce que la membrane de 

 caoutchouc, lorsqu'elle s'affaisse sous l'in- 

 fluence d'une pression diminuée à l'intérieur 

 de l'appareil, prend une force élastique de 

 plus en plus grande, à mesure qu'elle est 

 plus écartée de sa position de repos qui cor- 

 FiG. 111. — Échelle des respoud au zéro de l'échelle. 

 ^ indications du_,nano,-. n f^^^ ^voir soin de graduor l'appareil 



mètre inscnpteur pour '-' ^^ 



les pressions iiégati- manométriquo très-près du moment de l'ex- 

 '"^^' périence, pour être sûr qu'aucune altération 



de la membrane de caoutchouc n'a pu altérer la sensibilité 

 de l'instrument (1). 



A l'appui des résultats que nous avons signalés tout à l'heure, 

 voici (fig. 112) les tracés qu'a fournis l'une des expériences : 



Il me semble peu utile de décrire, dans tous ses détails, 

 l'appareil rotatif qui a servi à ces expériences (2). 11 suffira de 

 dire qu'il consistait en un manège de bois léger établi sur un 

 bâti solide autour duquel il pivotait. Les bras du manège, 

 longs de 3 mètres, portaient les tubes manométriques qui 

 s'ouvraient à leur extrémité, comme cela se voit figure 4, tan- 

 dis que tout près du centre étaient les manomètres eux-même s 

 qui tournaient avec le manège et traçaient sur un cylindre 

 immobile verticalement placé sur l'axe du manège. 



Pour tracer la ligne de zéro, à chaque expérience, on faisait 

 faire un tour au manège après avoir rompu la continuité des 

 tubes manométriques, afin de supprimer toute influence sur 

 les appareils enregistreurs. -- Pour tracer l'indication de la 

 pression qui se produit, pendant le mouvement rotatif, sur 



(1) Cette précaution est peut-être exagérée, car j'ai construit, à plusieurs 

 semaines d'intervalle, des échelles de graduation qui se sont trouvées concor- 

 dantes. 



(2) Voyez, pour la description de l'appareil, mes expériences sur le vol des 

 oiseaux, avec figures {la Machine animale ; Paris, 1873). 



