PRESSION ET VITESSE DU SANG. 3'4t'; 



celle des liquides, des gaz ou des vapeurs, c'est-à-dire au 

 moyen des manomètres. On connaît les transformations suc- 

 cessives qu'a subies le manomètre physiologique : ce fut d'a- 

 bord, entre les mains de Haies, un tube simple dans lequel le 

 sang lui-même, s'élevant à une hauteur d'environ 3 mètres, 

 indiquaitlapression sous laquelle il tend à s'échapper des artè^ 

 res ; puis le manomètre à mercure de Poiseuille, moins embar- 

 rassant à cause de la faible hauteur de la colonne de mercure 

 (20 centimètres environ). Enfin, le manomètre à mercure mo-. 

 difié par Ludwig qui, sous le nom de kymographion, en fit un 

 appareil inscripteur, l'un des plus précieux que la physiologie 

 possède. 



L'emploi des manomètres révéla tout d'abord que la pres- 

 sion du sang dans les artères n'est pas fixe, mais qu'elle subit 

 des oscillations qui tiennent à l'action intermittente du 

 cœur. 



La colonne de mercure peut osciller, par exemple, entre 

 20 et 24 centimètres. On a donc admis, en pratique, deux pres- 

 sions : \?i pression constante ç\m serait, dans le cas ci-dessus, de 

 20 centimètres, et la pression variable qui aurait pour valeur 

 4 centimètres seulement. On verra plus loin comment il faut 

 comprendre ces deux éléments de la pression du sang, et 

 combien il serait erroné de croire que la hauteur des oscilla- 

 tions du mercure exprimel'énergie des systoles ventriculaires. 

 Mais, je le répète, sans rien préjuger de leur origine, il est 

 bon de distinguer, en pratique, la pression constante et la 

 pression variable, d'autant plus, qu'en cela, on se conforme 

 à l'usage établi. 



J'ai longuement insisté, dans d'autres publications (1), sur 

 les inconvénients des manomètres ta mercure, lorsqu'il s'agit 

 d'estimer la valeur de pressions qui varient d'une manière 

 rapide. L'inertie du mercure donne naissance à des oscilla- 

 tions qui altèrent la valeur absolue des indications de l'appa- 

 reil et éteignent les petites variations que l'action cardiaque 

 imprime à la pression du sang. Dans les expériences que j'ai 

 faites avec Ghauveau, nous avons recouru à des appareils ma. 

 nométriques basés sur l'emploi d'un corps élastique de faible 



(1) PJiyaiul. incJ., p. 14t!. .v.ir.i'.uw; 



