342 MAREY. 



masse substitué à celui d'un corps pesant comme le mercure. 

 Le sphygmoscope décrit dans les mémoires qui précèdent 

 (vpy. p. 52, fig. 30) traduit fidèlement les phases diverses de 

 la pression variable. Le professeur Fick a publié plus récem- 

 ment des expériences faites avec un appareil {Feder Kymo- 

 graphion) basé sur l'emploi du manomètre à ressort de Bour- 

 don. 



Mais, jusqu'ici, chacun de ces appareils a ses qualités et 

 ses défauts : si les manomètres élastiques sont seuls capables 

 de signaler les phases de la pression variable, rien ne saurait 

 remplacer le manomètre à mercure lorsqu'il s'agit d'estimer 

 la valeur absolue d'une pression constante. Avec certaines 

 modifications, on peut faire de cet instrument un excellent 

 indicateur despressionsmoyennes.il suffit, pour cela, d'éteindre 

 entièrement les oscillations de l'appareil, en forçant le mercure 

 à traverser un espace rétréci (manomètre compensateur) (1) ; 

 une amélioration a été introduite par Setschenow (2) : elle 

 consiste à placer, sur le trajet du mercure, un robinet qu'on 

 ferme graduellement jusqu'à ce que les oscillations soient 

 presque éteintes (3). 



Enfin, une préoccupation qui doit guider dans le choix d'un 

 manomètre est de proportionner le volume de la colonne de 

 mercure à celui de l'animal sur lequel on opère. L'élévation, 

 du mercure ne peut s'effectuer qu'autant qu'il entre dans l'ap- 

 pareil un volume de sang égal au volume du mercure déplacé ; 

 de sorte que, si l'on appliquait sur un petit animal un mano- 

 mètre volumineux, il se ferait, dans l'intérieur de l'appareil, 

 une véritable hémorrhagie qui altérerait considérablement 

 les conditions de la pression du sang. Aussi, dans l'emploi 

 des manomètres inscripteurs qui doivent avoir de larges 

 colonnes de mercure, faut-il s'adresser à des animaux de 

 forte taille. 



La pression variable est très-fidèlement exprimée par le 

 sphygmographe construit dans les conditions que j'ai indi- 

 quées, c'est-à-dire avec un ressort pour exercer la pression 



(1) Physiol. méd. de. la circulation da sang, p. 144. 



(2) Henle und Pfeuffer's Zeifschr., Bd. XII, s. 33. 



(.S) Quand les oscillations sont très-réduites, leur forme se rapproche beau- 

 coup plus de l'expression réelle de la pression du sang. 



