PRESSION ET VITESSE DU SANG. 3i3 



sur l'artère, et avec un levier très-léger pour amplifier les 

 niouvements du ressort. Je n'ai, jusqu'ici, rien trouvé de plus 

 sensible et de plus fidèle que cet instrument pour donner les 

 caractères du pouls artériel ; mais il est avantageux, dans 

 certains cas, de faire du sphygmographe un instrument à 

 transmission. Voici la disposition que j'ai adoptée : 



Fij. ii-2. — Sphygmographe à traiisiiiission. 



La monture ordinaire du sphygmographe est conservée ; on 

 la voit dans la figure 142 appliquée sur le poignet. La vis 

 verticale qui, reliée au ressort de pression, reçoit les mouve- 

 ments du pouls, au lieu de s'eno-renèr à la façon ordinaire 

 avec l'axe du levier inscripteur, s'engrène avec une pièce 

 basculante qui actionne la membrane d'un tambour à air. Ce 

 tambour explorateur du pouls est relié par un tube avec un 

 tambour inscripteur. L'inspection de la figure montre com- 

 ment le soulèvement du ressort et de la vis agit, par un mou- 

 vement de sonnette, pour comprimer la membrane du premier 

 tambour, ce ([ui fait soulever le levier du second. Dans l'em- 

 ploi de cet appareil, il f;iut donner aux membranes do caout- 



