346 



MA RE Y. 



tins que des indications très-faibles, ce qui tenait à ce que, 

 dans le schéma, le cours du sang n'était pas assez rapide, et 

 surtout à ce que les tubes qui représentent les artères étaient 

 trop peu volumineux, trop étroits par conséquent, pour un 

 appareil destiné à s'appliquer aux artères d'un cheval. 

 , ; Je construisis, pour ces recherches, un instrument qui me 

 fournit d'excellents résultats. L'appareil est basé sur le prin- 

 cipe des tubes de Pitot{l)', ce principe est le suivant: les 

 piézomètres (2) mesurent ce qu'on appelle, en hydraulique, la 

 pression latérale du liquide contre les parois du tuyau d'écou- 

 lement. Si ces tubes, au lieu d'être simplement branchés sur 

 la paroi, se prolongeaient dans l'intérieur du tuyau, puis, se 

 coudant à angle droit, venaient présenter leurs ouvertures, 

 soit contre le courant du liquide, soit en sens inverse, on ver- 

 rait que le niveau de la colonne diffère de celui des piézomè- 

 tres : il s'élèverait plus haut dans le premier cas, moins haut 

 dans le second. 



Fig. 143. — Tube T dans lequel se fait un écoulcmcnl de liquide dans le sens des fl(;^clies 

 a, h, niveaux d'une série de iiiczoraèlres. — Pi et P2, tubes de Pitot, diversement orien- 

 tés ; leurs niveaux diffèrent de ceux des piézomètres. 



Soit (tig.l4o) un tuyau T dans lequel coule un liquide, sui- 

 vant la direction des flèches. Sur ce tube, une série de piézo- 



(1) Pour la théorie, rapprocher ce phénomène de ceux qui sont décrits dans 

 le Mémoire n" YI, sur la Résistance do l'air. 



(2) Tubes de verre branchés sur une conduite d'eau et dans lesquels ce li- 

 quide s'élève à différentes hauteurs. 



