116 ROSAI'ELLY. 



trument à l'aide d'un slyle frottant sur un cylindre enfumé. 

 C'est au moyen d'un fil métallique, relié d'une part au cheva- 

 let d'un violon et d'autre part au style inscripteur, que ces 

 expérimentateurs obtinrent la transmission des vibrations so- 

 nores. M. Marey nous conseilla d'aller trouver M. Cornu, et 

 celui-ci, avec une complaisance parfaite, nous renseigna sur 

 les moyens de réaliser notre projet, mais il ne nous dis- 

 simula pas que les vibrations du larynx, dans la voix parlée, 

 seraient probablement plus difficiles à transmettre que celles 

 d'un violon et même que celles du larynx dans la voix 

 chantée. 



Nous réussîmes assez bien, dans certains cas, à inscrire les 

 vibrations du larynx par la méthode de Cornu et Mercadier, 

 mais l'emploi de ce mode d'inscription présentait des difficul- 

 tés extrêmes ; il exigeait de la part du patient une immobi- 

 lité parfaite, sans quoi le fil métallique transmettait au style 

 inscripteur des mouvements étrangers qui dénaturaient les 

 tracés. Il fallait chercher une méthode plus commode : car, 

 dans les expériences que nous voulions faire, les difficultés de- 

 vaient s'accroître en raison même du nombre de phénomènes 

 qui devaient être inscrits d'une manière simultanée. 



Fig. CO. — Tracés du signal électrique de M. Deprès. 



Un instrument construit sur les indications de M. Marcel 

 Deprès et capable de fournir jusqu'à 600 signaux par seconde 

 (fig. 60), parut à M. Marey devoir répondre aux besoins de 

 l'expérience. C'est un signal électrique dont la description a 

 été déjà donnée dans le premier volume de celle publication (1). 

 La figure 61 montre la disposition de cet instrument, dans 

 lequel un style d'une extrême légèreté est actionné par un 

 électro-aimant (2). 



Il s'agissait d'employer les vibrations du larynx à produire 



(1) Physiol. expêi'im., Travaux du laboratoire de M. Marey, 1875, p. 143. 



(2) Depuis la publication de ce travail, M. Deprès a modifié son instrument 

 de façon à obtenir 3,000 signaux par seconde. 



