462 : MAREY. ■ 



en même temps qu'elle simplifie les procédés de mensuration 

 d'un débit de liquide. Nous allons indiquer ces différents pro- 

 cédés. 



A. Inscription des changements de niveau qui se produisent dans 

 le vase où le liquide s'écoule. — Pour inscrire un débit de li- 

 quide, il suffit parfois de placer un flotteur sur l'éprouvette 

 qui va se remplir et d'inscrire les phases graduelles de l'as- 

 cension de ce flotteur. Afin d'éviter les effets de l'agitation des 

 liquides sous l'influence de l'écoulement et les trépidations 

 qui s'ensuivraient du côté de la ligne tracée, il est avanta- 

 geux d'employer deux vases communiquants dont l'un reçoit 

 le liquide, tandis que l'autre contient le flotteur. Cette disposi- 

 tion est représentée figure 86. 



Si la somme des sections transversales des deux vases cor- 

 respond à un nombre simple de centimètres carrés, 20 centi- 

 mètres carrés par exemple, une ascension de 1 centimètre 

 éprouvée par le flotteur exprimera un débit de 20 centimètres 

 cubes d'écoulement et ainsi de suite. Le déplacement du flot- 

 teur se transmet, à l'aide d'un fil, au chariot inscripteur de 

 l'appareil déjà représenté (1). Quand le mouvement du flot- 

 teur est très-faible, comme cela arrive quand on se sert d'un 

 flotteur à petite section, il faut un appareil inscripteur extrê- 

 mement sensible : nous allons décrire et représenter (fig. 86) 

 celui qui nous a fourni les meilleurs résultats. 



L'emploi de deux vases communiquants présente un désa- 

 vantage dans le cas où le débit du liquide qu'il s'agit de me- 

 surer est peu considérable. En effet, la portion du liquide qui 

 est dans le vase muni du flotteur est seule active pour pro- 

 duire l'inscription de l'écoulement. Plus la surface de ce vase 

 sera grande, mieux seront assurés, contre les résistances pas- 

 sives, les mouvements du flotteur et par suite ceux du style 

 écrivant. Il est donc assez utile de faire le vase à flotteur as- 

 sez large : de ne pas lui donner moins de 4 à 5 centimètres de 

 diamètre. 



Au contraire, l'emploi clés deux vases communiquants est 

 très-précieux quand on doit mesurer un débit considérable ; ; 

 cette disposition constitue un excellent moyen de réduire, dans 



(1) Voyez I er volume, p. 264, figure 124. 



