164 • MAREY. 



•transversale 99 fois plus grande que celle du premier, il fau- 

 dra un débit de 100 litres pour produire le même parcours du 

 style écrivant. Ainsi, ce procédé permet en réalité désensibi- 

 liser ou de désensibiliser Tappareif inscripleur de l'écoulé^ 

 ment d'un liquide et de régler les indications de cet appareil 

 à une échelle convenable (i). 



Un point important clans ces expériences, c'est d'assurer la 

 liberté des mouvements du flotteur et d'empêcher celui-ci 

 d'aller se coller aux parois de l'éprouvette sous l'influence de 

 la capillarité, ce qui créerait des résistances notables à la trans- 

 mission du mouvement. On obvie à ce danger en employant 

 un flotteur percé d'un tube longitudinal que traverse un fil de 

 métal fortement tendu. Ce fil sert de guide au flotteur qu'il 

 maintient constamment au centre de l'éprouvette. 



Une autre disposition pour inscrire les phases d'un écoule- 

 ment de liquide est celle que Mosso a employée pour mesurer 

 le déversement lie au changement de volume d'un organe 

 immergé dans un liquide (2). 



C'est clans une éprouvette flottante que le liquide est re-. 

 cueilli. À mesure qu'elle s'emplit, l'éprouvette plonge davan- 

 tage, cà la façon d'un aréomètre à volume variable; elle trans- 

 met son mouvement à un appareil inscripleur qui, en traçant 

 la courbe duplongement de l'éprouvette, trace, par conséquent, 

 la courbe de l'écoulement qui s'est produit. Tout en conser- 

 vant l'emploi de l'éprouvette plongeante, j'ai substitué au mode 

 d'inscription employé par Mosso, l'emploi du chariot hori- 

 zontal qui trace sur le cylindre. Dans les expériences de ce 

 genre, j'ai du atténuer autant que possible les résistances dues 

 aux frottements, afin que les mouvements du style obéissent 

 bien fidèlement aux changements de niveau du liquide qui les 

 commandent. 



Voici la disposition qui, jusqu'ici', me satisfait le mieux. 



(d) C'est sur ce principe que sont établis -les flotteurs ■ destinés à inscrire 

 }es niveaux des fleuves et les hauteurs dos marées. Le flotteur de ces instru- 

 ments est placé dans un puits qui communique, par un tuyau latéral, soit avec 

 te fleuve, soit avec la mer, de sorte que les'effets du courant ou 'ceux de l'agi- 

 tatipn des vagues n'arrivent pas jusqu'à lui. .. ... 



(2) Mosso, Von Einigcn neuen Eigens'-ltaftcu dcr Gcfasswand. — Arheiten 

 aus Physiol. Lab. zu. Leipzig, 1875, p, 158. . . 



