LA MÉTHODE GRAPHIQUE. 185 



de Robinson est encore un instrument de même ordre. Tous 

 ces appareils gagnent beaucoup à être rendus inscripteurs,' car 

 leurs indications ayant surtout une valeur relative, il y a tout 

 avantage à dégager clairement, au moyen d'une courbe, les 

 phases variables du phénomène étudié. 



Presque toujours l'inertie de l'hélice immergée fait qu'elle 

 n'obéit pas très-fidèlement aux variations du courant qui l'en- 

 traîne : elle résiste au début des accroissements de vitesse du 

 lluide et elle ne subit pas instantanément les effets du ralen- 

 tissement du courant. En conséquence, elle atténue l'inten- 

 sité des variations du mouvement, et tend à n'indiquer qu'une 

 valeur moyenne de la vitesse du liquide ; c'est le défaut com- 

 mun à tous les appareils que nous avons passés en revue 

 jusqu'ici. 



On en peut dire autant d'un appareil imaginé par le phy- 

 siologiste allemand Vierordt pour mesurer la vitesse du sang 

 dans les artères. Cet instrument est basé sur l'emploi du pen- 

 dule hydrodynamique dont la déviation, sous l'influence d'un 

 courant de liquide, croît, dans un rapport connu, avec la vitesse 

 de celui-ci. L' Hémotachomètre de Vierordt est trop connu 

 pour qu'il soit nécessaire de le décrire ici ; la modifica- 

 tion par laquelle son inventeur l'a transformé en un appareil 

 inscrivant n'a pas enlevé les défauts de cet appareil qui 

 sont encore les effets de l'inertie et l'obéissance très-impar- 

 faite du pendule aux variations du courant sanguin. 



Dans le même but que Vierordt, Ghauveau construisit un 

 autre instrument qu'il nomma Hêmadromographe et qui , 

 mieux que tous les autres appareils, atteint le but que l'au- 

 teur s'était proposé, à savoir l'inscription des plus légères 

 variations de la vitesse du sang. 



Un tube que le courant sanguin traverse porte une fe- 

 nêtre latérale fermée par une membrane de caoutchouc. Dans 

 cette fenêtre est implantée une aiguille dont une extrémité 

 plonge dans le courant, tandis que l'autre reste au dehors. 

 La partie de l'aiguille qui est immergée subit, de par le 

 courant, des déviations plus ou moins fortes et plus ou moins 

 rapides; celle qui est au dehors du tube exécute, et écrit sur 

 une surface animée de mouvement, des déviations pareilles, 

 mais de sens inverse. L'emploi de l'appareil de Chauveau a 



