LA MÉTHODE GRAPHIQUE. 191 



déterminée,. une fois pour toutes, par une graduation de l'ap- 

 pareil. 



2° Mesure d'après les changements de pression. — Sur l'autre 

 principe, celui qui mesure la force élastique d'un gaz com- 

 primé, est basée la construction d'un autre inscripteur phy- 

 siologique des changements de volume. Cet appareil est dé- 

 crit dans le mémoire n° 1 sous le nom d'appareil de Buisson : 

 M. François-Franck a exposé, dans ce travail, la série de 

 phases qu'a traversées cette méthode de mensuration des 

 changements de volume des organes, depuis les recherches de 

 Piégu qui semble en être l'inventeur, jusqu'aux derniers per- 

 fectionnements qui consistent dans l'inscription des change- 

 ments de volume au moyen du tambour à levier. 



Des expériences de M. François-Franck, le lecteur a dû 

 retirer cette conviction, que nulle méthode n'est capable de 

 traduire, avec une précision pareille, les rapides changements 

 qui peuvent survenir dans le volume d'un organe. L'appareil 

 de Mosso trace, en quelque sorte, la courbe du volume moyen, 

 sans pouvoir, à cause de son inertie, exprimer les variations 

 incessantes qui se font autour de ce moyen volume. Tout en 

 ayant plus de mobilité, ce qui lui permet d'exprimer les phases, 

 parfois si rapides, du changement de volume d'un organe, le 

 tambour à levier n'en est pas moins capable d'exprimer, par 

 la hauteur des courbes qu'il trace, la valeur absolue de ces 

 changements. Il faut graduer expérimentalement l'échelle dès 

 courbes inscrites par l'appareil, ce qui se fait en introduisant 

 dans le flacon où est contenu l'organe en expérience, des 

 quantités d'eau connues et graduellement croissantes. On 

 mesure alors quel changement survient dans la hauteur de la 

 courbe tracée pour chaque introduction d'un, de deux, de trois 

 centimètres cubes de liquide et l'on construit ainsi une échelle 

 qui exprime les valeurs réelles des variations de l'organe im- 

 mergé. 



La seule précaution à prendre, c'est do renouveler celte 

 graduation à propos de chaque expérience, car la quantité 

 (li ii il le levier de l'instrument s'élève, pour chaque variation 

 d'une iinilé de volume, dépend de la quantité d'air contenue 

 dans l'appareil, cl de la sensibilité de la membrane élastique 



