LA. METHODE GRAPHIQUE. 



193- 



XI. — Inscription des changements de pression. 



A. Mesure de la pression à l'intérieur des organes. 



Introduction du manomètre en physiologie ; manomètre à mercure ; kymogra- 

 phion de Ludwig. — Le mercure ne traduit pas fidèlement les variations 

 rapides de la pression ; mesure des moyennes ; manomètre compensateur. — 

 Moyen d'inscrire avec le tambour à levier les indications du manomètre à 

 mercure. — Manomètres élastiques, leur mbbilité ; sphygmoscope ; mano- 

 mètre Bourdon appliqué par Fick ; manomètre métallique inscrivant par 

 un tambour à levier. — ■ Comparaison expérimentale des différentes sortes de 

 manomètres. — Graduation des manomètres inscripteurs ; importance de ne 

 pas transmettre la pression au manomètre par l'intermédiaire d'une longue 

 colonne de liquide. 



Depuis que l'emploi du manomètre a été introduit en 

 physiologie par Haies, cet instrument a subi des modifi- 

 cations nombreuses destinées à rendre son application plus 

 facile et ses indications plus sûres. Haies adaptait aux ar- 



' ...:.-" " ' _ 



Fig. 93. — Différents types de manomètres à mercure. — 1. Manomètre de Poiseuille. 

 2. Manomètre de Guettet. — 3. Manomètre compensateur. 



téres d'un grand mammifère un simple tube de verre dans 

 lequel le sang lui-même, s' élevant jusqu'à une hauteur d'en- 

 viron G pieds anglais, marquait ainsi la pression à laquelle il 

 est soumis dans les artères. A ce lubc inGommodeet fragile, 



LAD. MAHKY. 18 



