LA MÉTHODE GRAPHIQUE. 195 



mètre compensateur (3, fig. 93) l'instrument qui me sert à 

 ce genre de mesures. 



Un manomètre ordinaire, pareil à celui de Guettet, porte 

 une colonne large d'environ 5 millimètres, séparée du flacon 

 à mercure par un tube capillaire assez fin. Cette étroitesse 

 empêche la colonne d'osciller sous l'influence des variations 

 cardiaques de la pression du sang ; aussi voit-on le mercure 

 rester sensiblement fixe à un niveau qui exprime la valeur 

 moyenne de la pression dans les artères. On peut, avec avan- 

 tage, remplacer le tube capillaire par un robinet situé à la 

 base de la colonne manométrique ainsi que l'a fait Setsche- 

 now. Le manomètre peut ainsi éteindre, d'une manière plus 

 ou moins complète, les saccades de la pression et arriver plus 

 vite à son point d'équilibre. 



Dans les cas où l'emploi du manomètre à mercure pourra 

 être conservé, il est un mode d'inscription qui m'a semblé 

 préférable à celui de Ludwig. On sait que le savant profes- 

 seur de Leipzig se sert d'un flotteur qui accompagne les 

 mouvements du mercure et qui porte à son extrémité une 

 pointe écrivante. Or, l'emploi du flotteur exige qu'on inscrive 

 les indications du manomètre sur un cylindre tournant dont 

 l'axe soit vertical. C'est là une grande incommodité, surtout 

 lorsqu'il faut inscrire en même temps un certain nombre de 

 phénomènes. Au moyen d'un tambour à levier, on peut in- 

 scrire avec une facilité extrême les mouvements delà colonne 

 de mercure. Voici comment on s'y prend : 



On applique le tube de transmission par l'air en haut de la 

 colonne manométrique, de sorte que le déplacement du mer- 

 cure fait l'office d'un piston qui foulerait ou aspirerait de 



fig, 94. — PF. Pression fémorale du lapin avec le inaiiometie a mercure (transmissic 

 l'air), — HC. Courbes respiraioiresjet earcliaiiues. 



