196 MAREY. 



l'air du tube manométrique jusque dans le tambour à levier. 



La figure 94 montre un tracé obtenu dans ces conditions ; 

 il est en tout semblable à celui que donnerait le flotteur de 

 Ludwig, mais obtenu clans des conditions plus faciles. 



Pour rendre plus sensibles les indications de l'instrument 

 il faut adopter la forme de Yhémoméire de Guettet qui donne 

 le maximum d'amplitude aux excursions de la colonne de 

 mercure. En outre, il faut choisir un tube large pour servir 

 de colonne manométrique, afin qu'un changement de niveau 

 d'une certaine hauteur corresponde à un déplacement d'air 

 suffisamment grand (1). 



Enfin, pour réduire autant que possible l'espace nuisible 

 plein d'air qui sert à la transmission, on peut remplir d'eau 

 la cavité du tambour à levier qui inscrit les oscillations ma- 

 nométriques. 



Ce ne sont là que des moyens de perfectionner l'application 

 du manomètre à mercure ; on va voir quel genre d'appareil 

 doit lui être substitué pour obtenir les tracés fidèles d'une 

 pression qui présente de brusques changements. 



Des manomètres élastiques. — Dès les premières expériences 

 que je fis avec Ghauveau sur la circulation du sang, je fus 

 frappé de l'infidélité du manomètre à mercure, infidélité qui se 

 prouve d'une manière indiscutable par l'expérience suivante : 



Élevons à un certain niveau la colonne d'un manomètre a 

 mercure en soufflant dans l'appareil, puis, cessant de souffler, 

 laissons la colonne retomber de son poids. Le mercure ne s'arrê- 

 tera pas, comme il devrait le faire, au zéro de la graduation, 

 mais oscillera un certain nombre de fois avant de s'y arrêter. 

 C'est en supprimant cette colonne pesante animée de vitesse 

 qu'on supprimera cet effet nuisible. Or, on peut toujours rem- 

 placer la pression d'un poids par la tension d'un corps élas- 

 tique, c'est ce principe qui a présidé à la construction de cer- 



(1) Toutefois, il faut proportionner le volume du tube d'un manomètre à la 

 taille de l'animal sur lequel on veut expérimenter. Pour une pression donnée, 

 un manomètre loge dans son intérieur une quantité de sang proportionnelle 

 à la section de sa colonne. De sorte que, prendre la pression artérielle d'un 

 petit animal avec un manomètre de gros calibre, ce serait produire dans l'ap- 

 pareil une véritable hémorrhagie qui ferait tomber beaucoup la valeur de la 

 pression à mesurer. 



