LA MÉTHODE GRAPHIQUE. 199 



scopes qui, au lieu de présenter l'élasticité de leur membrane 

 aune force expansive intérieure, reçoivent cette pression de 

 dehors, puisqu'elles plongent clans le milieu comprimé. 



On peut varier de maintes manières la forme de ces mano- 

 mètres élastiques, soit qu'on aille chercher par un tube la 

 pression dans le milieu qu'il s'agit d'étudier et qu'on envoie 

 cette pression à l'intérieur de l'ampoule élastique, soit qu'on 

 la fasse agir à la surface de cette ampoule, comme dans les 

 expériences de la cardiographie. 



Frappé également des inconvénients du manomètre à mer- 

 cure, le professeur Fick introduisit, en physiologie, l'emploi 

 d'un manomètre élastique construit avec le tube métallique 

 de Bourdon. Sous le nom de federkymographian, cet auteur 

 indique la disposition qu'il donne à l'appareil. Par suite des 

 changements de pression qui existent à son intérieur, le tube 

 métallique du manomètre change de courbure ; ces mouve- 

 ments sont amplifiés et inscrits par un levier, suivant les 

 procédés ordinaires. Fick reconnut que, clans son appareil, 

 il existait encore des effets de l'inertie se traduisant par dès 

 vibrations de la pointe écrivante ; pour . les combattre, il 

 associa aux mouvements du levier inscripteur un petit piston 

 qui oscille clans un cylindre plein d'huile, ce qui crée des" 

 résistances aux mouvements trop rapides. 



Quoique préférable au manomètre à mercure, le manomètre 

 de Fick est d'un emploi peu commode, surtout quand on doit 

 le faire écrire en même temps que d'autres instruments. Le 

 sphygmoscope,. si facile à construire, me semble pouvoir le 

 remplacer clans tous les cas. Toutefois, comme le sphygmos- 

 cope s'altère assez vite, comme, avec le temps, la force élas- 

 tique de la membrane de caoutchouc qui le constitue peut 

 changer, et que cet appareil est un peu difficile à graduer 

 avec exactitude, j'ai adopté, clans ces derniers temps, une dis- 

 position nouvelle dont voici la description. 



Manomètre métallique inscripteur. — (Fig. 97.) A l'intérieur 

 d'un vase métallique plat est placée une capsule de baromètre 

 anéroïde remplie de liquide et s'ouvrant à l'extérieur par 1111 

 tube qui traverse la paroi du vase enveloppant; ce tubese ter- 

 mine dans un flacon rempli deliqueiiralcaline, au goulol duquel 

 se rend un ajutage a muni d'un robinet. Un tube vertical de 



