200 



verre surmonte le vase qui enveloppe le manomètre, et par 

 ce tube, on verse de l'eau jusqu'à ce qu'on ait rempli le vase 

 et même la moitié du tube. 



Fig. 97. — Manomètre métallique inscripteur. 



Si l'on fait agir une pression positive ou négative à l'inté- 

 rieur de la capsule, on voit s'agiter le niveau de l'eau dans le 

 tube de verre; l'appareil fonctionne comme un grand sphyg- 

 moscope dont une membrane de métal remplacerait la mem- 

 brane de caoutchouc (1). 



Enfin, pour inscrire les mouvements du manomètre métal- 

 lique, on introduit clans le tube vertical où l'eau fait ses oscil- 

 lations, un bouchon de caoutchouc percé qui force l'air déplacé 

 du grand tube à passer, par un tube plus petit 6, clans un tam- 

 bour à levier inscripteur. 



Les indications de cet instrument m'ont donné une satisfac- 

 tion parfaite; c'est le dernier type de manomètre inscripteur 

 auquel je me sois arrêté jusqu'ici (2). 



Gomme exemples des tracés recueillis avec le manomètre 



(1) L'eau qu'on verse dans le vase-enveloppe est destinée à accroître la 

 sensibilité de l'instrument en comblant l'espace trop vaste que^l'air occupe- 

 rait sans cela, ce qui éteindrait en partie le mouvement par suite de la com- 

 pressibilité de l'air. 



(2) A titre de perfectionnement, il est bon de remplir, avec des fragments 

 d'épongé, la partie supérieure du vase-enveloppe qui contient de l'eau, et même 

 d'en introduire dans la partie inférieure du gros tube de verre où monte le 

 liquide. Cette précaution empêche que, dans les variations brusques de la 



