LA MÉTHODE GRAPHIQUE. 201 



élastique inscripteur, on trouvera dans la figure 98 les cour- 

 bes de la pression du sang dans l'artère carotide d'un lapin. 



Je n'entreprendrai pas de discuter la valeur relative des 

 différentes sortes de manomètres, en me basant sur la théorie 

 des vibrations, sur les inconvénients d'employer dans les ap- 



98. — P. C. Pression carotidienne du lapin recueillie avec le manomètre métallique 

 (transmision par l'air). C. Pulsations du cœur. (V. Mémoire Vf.) 



pareils inscripteurs des masses considérables susceptibles de 

 se mouvoir avec vitesse. Ce point de vue a été discuté ailleurs ; 

 je me bornerai ici à un contrôle expérimental des différentes 

 sortes de manomètres. Pour cela il vaut mieux recourir à la 

 méthode que Donders a employée avec beaucoup de succès 

 dans le contrôle des appareils inscripteurs qui agissent sur le 

 tambour à levier. Ce procédé consiste à faire agir sur chacun 

 des appareils une pression connue d'avance, et à voir avec 

 quelle fidélité chacun d'eux la traduit (1). De ces expériences 

 il résulte que le sphygmoscope et le manomètre métallique 



pression, les parois de l'anéroïde et le liquide qui les surmonte n'entrent en 

 vibration, ce qui produirait, en petit, les inconvénients du manomètre à mer- 

 cure et altérerait le tracé de la même façon. 



| 1 ) Première expérience. On prend un réservoir plein d'air à la pression de 

 0,10 centimètres; on fait subitement arriver cette pression dans un manomètre 

 à mercure et l'on devrait, théoriquement, obtenir le tracé A, figure 99; mais 

 le mercure, ajoutant ses oscillations propres au mouvement que la pression lui 



