LA. MÉTHODE GRAPHIQUE. 203 



vénients du manomètre de Fick, le mémoire VIII sur la pres- 

 sion et la vitesse du sang.) 



Graduation des manomètres élastiques. — Tous les mano- 

 mètres élastiques sont des instruments à échelles arbitraires 

 qui ont besoin d'être gradués comparativement avec un éta- 

 lon. Cet étalon est précisément le manomètre à mercure qui, 

 lorsqu'il est soumis à des pressions constantes, est entière- 

 ment à l'abri des causes d'erreur précédemment signalées. Cette 

 graduation pourrait être faite pour chaque instrument une fois' 

 pour toutes, car l'élasticité du métal ne varie pas sensible- 



sont pas identiques et que le manomètre à mercure fournit une courbe dans 

 laquelle le nombre des ondulations tracées pourrait sauvent induire en erreur 

 sur le nombre réel deg pulsations qui se sont produites, On peut en juger par 

 la figure 100. 



[Fig. 100.J— InscriiitionVimultnnée de la pression artérielle sur le schéma avec des 

 instruments différents.! 



