LA MÉTHODE GRAPHIQUE. 205 



doit les inscrire, à la condition que cette transmission se fasse 

 au moyen d'un tube à air clans lequel l'oscillation de la colonne 

 fluide est négligeable (1). Il suffit donc, pour parer à tout in- 

 convénient, de. placer le manomètre très-près du vaisseau où 

 l'on va chercher la pression, afin de transmettre celle-ci par 

 la plus courte colonne liquide possible; quant à l'oscillation 

 de l'eau du manomètre, on en transmet les effets au tambour 

 à levier au moyen d'un tube aussi long qu'il est besoin, cela 

 ne saurait altérer sensiblement le tracé (2). 



Ce qu'on vient de lire relativement à la pression du sang 

 artériel s'applique également bien à celle du sang veineux. Le 

 manomètre métallique inscripteur peut être construit avec des 

 capsules plus ou moins sensibles et s'appliquer à la mesure de 

 très-faibles pressions, positives ou négatives, telles qu'on en 

 observe dans les cavités splanchiques, l'espace sous-arachnoï- 

 clien (3), la cavité des plèvres, etc. 



(1) Dans certaines expériences très-délicates faites sur des transmissions de 

 mouvements très-rapides, en myographie, par exemple, il faut tenir compte de 

 l'existence de cette onde aérienne oscillante ; on l'empêche en insinuant dans 

 le tube un petit tampon de coton peu serré. 



(2) Ce principe a présidé à la construction des appareils cardiographiques. 

 11 eût été plus facile d'introduire dans les cavités du cœur des tubes qui eussent 

 amené à l'intérieur d'un sphygmoscope le sang dont nous voulions étudier la 

 pression ; mais il se fût trouvé alors, dans l'inertie de la colonne sanguine, des 

 causes de déformation du tracé : diminution de l'amplitude de la courbe ou 

 oscillations secondaires, suivant les cas. Il fallait surtout éviter ces inconvé- 

 nients. C'est pour cela que les grands animaux permettent seuls de bonnes 

 expériences de cardiographie; car seuls, ils se prêtent à l'exploration des pres- 

 sions avec des ampoules manométriques directement immergées dans le liquide 

 exploré, c'est-à-dire sans transmission de la pression par une colonne liquide. 



(3) Voir le Mémoire de M. Salathé sur le mécanisme de la circulation dans 

 la cavité céphalo-rachidienne. 



