LA MÉTHODE GRAPHIQUE. 209 



tain nombre de degrés, mouvement que le levier amplifie et 

 inscrit. 



La figure 102 montre le sphygmographe appliqué sur le 

 poignet et inscrivant les pulsations de l'artère radiale. Enfin, 

 la figure 103 représente un tracé fourni par cet instrument, 

 dans les conditions de santé, sous l'influence d'un effort. 



Fi}, r . 103. — Tracé du pouls pendant un effort, la flotte étant fermer'. 



Ce que traduit le sphygmographe, c'est la façon dont la 

 pression varie dans une artère, abstraction faite clè la valeur 

 absolue de ces variations et de la valeur moyenne de la pres- 

 sion du sang dans le vaisseau. Les tracés du pouls sont de 

 même ordre que ceux de la pression artérielle inscrits avec 

 un manomètre élastique. 



L'identité des deux sortes de tracés devient évidente lors- 

 qu'on compare la courbe du pouls radial à celle qu'une 

 artère de moyen calibre du cheval fournit au manomètre 

 élastique. L'identité est parfaite encore entre la courbe du 

 pouls et celle que donnait l'inscription des changements du 

 volume de la main et de l' avant-bras pendant la durée 

 d'un effort et après que l'effort avait cessé. Ce tracé qui est 

 reproduit figure 104 est, en réalité, celui d'un manomètre 

 élastique. En effet, qu'est-ce qu'un avant-bras plongé dans* 

 l'appareil plein d'eau, si ce n'est un manomètre basé sur l'é- 

 lasticité des tissus vivants? 



Le sang qui afflue dans les innombrables vaisseaux de l'or- 

 gane les dilate à chaque ondée envoyée par le co3ur. Cette 

 dilatation est très-faible pour chaque partie limitée du ré- 

 seau vasculaire, mais la somme de tous ces pelils effets qui 

 s'ajoutent dans le vase totalisateur où le bras est plonge, 

 constitué un déplacement suffisant pour qu'on puisse l'ins- 

 crire avefe une grande netteté. 



Ainsi, le sphygmographe fournit les mêmes indications 



LAB. MAI'.KY. I i 



