EFFETS DES EXCITATIONS, ETC. 225 



praticable, facile même chez les animaux de petite taille qui 

 servent le plus souvent à nos recherches, le lapin et le cobaye 

 par exemple (1) ; on obtient ainsi des courbes cardiaques 

 d'une richesse de détails qu'on ne saurait soupçonner sans 

 en avoir fait l'épreuve, et, grâce à la disposition du double 

 explorateur à tambour, on inscrit, en même temps que la pul- 

 sation du cœur, les mouvements respiratoires. 



Or, pour atteindre mon but d'inscrire simultanément les va- 

 riations de la pression carotidienne et les pulsations du 

 cœur, j'avais essayé de transmettre par l'air à un second 

 tambour enregistreur, placé à côté du premier, les oscillations 

 de la colonne du manomètre. Afin d'obtenir de plus grandes 

 excursions du mercure et par suite une plus grande ampli- 

 tude du tracé, j'avais adopté le cardiomètre de Magenclie au 

 lieu de l'hémodynamomètre, dans lequel les oscillations de 

 chaque branche sont plus faibles de moitié. 



Les tracés comparatifs ainsi obtenus étaient déjà satisfai- 

 sants ; mais le professeur Marey eut l'idée de substituer au 

 manomètre à mercure un manomètre métallique qui nous 

 a donné les plus heureux résultats. (Voir page 200.) 



Ce nouveau manomètre, gradué d'après un manomètre 

 à mercure est décrit et figuré clans le mémoire VI du 

 professeur Marey. Je me contente donc de rappeler ici que 

 son extrême sensibilité m'a permis d'inscrire avec les plus 

 grands détails les variations de la pression carotidienne ou 

 fémorale du lapin, en même temps que je recueillais les pul- 

 sations cardiaques. 



Mais cette double inscription, qui nécessite une installa- 

 tion plus longue, une opération préalable, la ligature d'un 

 vaisseau important, n'a été employée que pour les expériences 



(1) M. Marey a fait construire dans ce but un explorateur formé de deux 

 tambours dont la membrane de caoutchouc est tendue par un faible ressort 

 intérieur et qui sont réunis l'un à l'autre par une charnière en forme de V, à 

 écartement variable, On saisit entre les deux tambours qui terminent les bran- 

 ches de ce V, la gouttière sterno -costale dans laquelle repose le cœur, et les 

 deux pulsations qu'on recueillie ù droite et à gauche sont réunies dans une 

 même courbe par la fusion ea un seul des deux tubes émanant des tambours 

 à air. On transmet ainsi la pulsation cardiaque à une distance variable, et le 

 tambour à levier inscripteur ordinaire la recueille, et l'écrit sur le cylindre à 

 régulateur. ( Voir page 213.) 



LAB, MAREY. 15 



