PRESSION ET VITESSE DU SANG. . Si t 



cessamment en équilibre avec la force élastique des parois de 

 l'ampoule de caoutchouc de très-petits changements de vo- 

 lume de cette ampoule suffisent à faire varier la force élas- 

 tique de ses parois assez pour contre-balancer les différents 

 degrés de la pression du liquide intérieur. 



Remplissons d'eau la cavité du manchon de verre qui en- 

 toure l'ampoule de l'appareil et le tube de transmission; enfin 

 adaptons celui-ci à un manomètre également plein d'eau. Nous 

 constaterons que ce manomètre exécute de très-faibles mouve- 

 ments, parce que la pression du sang ne lui arrive que très- 

 partiellement, étant pour la plus grande partie contre-balancée 

 par l'élasticité de l'ampoule de caoutchouc. 



Fi;;. 151.— Disposition pour mesurer la pression à l'intérieur de l'ampoule S, d'après la 

 contre-pression développée à sa surface extérieure. 



Le tube T porte un branchement qui le relie à une 

 seringue ;i vis remplie d'eau. Poussons une certaine quantité 

 d'eau dans l'espace qui communique avec le manomètre, cet 

 instrument indiquera un niveau de pression plus élevé; en 

 même temps on verra ses oscillations devenir plus étendues. 

 C'est que l'ampoule S ;i diminué de volume, et que la force 



