312 . MARKY. : 



élastique de ses parois cmoins tendues contre-balance moins 

 complètement :1a pression du liquide qui joue le rôle de sang; 

 une plus ..'grande partie de cette pression et. des variations 

 qu'elle subit "sera donc supportée par le manomètre qui en 

 traduira moins incomplètement les variations rhythmées. 



Continuons" à pousser du liquide dans le tube T; le mano- 

 mètre montera encore, les pulsations augmenteront d'ampli- 

 tude, et l'on verra l'ampoule S diminuer de volume ; ses parois 

 deviendront plus souples et n'offriront plus à un moment 

 donné aucune résistance à la pression sanguine qui se fera 

 sentir "tout entière sur le manomètre, comme si l'ampoule 

 n'existait pas, car alors les parois de celle-ci flottent librement 

 d'un côté à l'autre au gré du mouvement du liquide. A ce mo- 

 ment, le manomètre indique exactement la pression du sang 

 et les variations qu'elle éprouve. 



Poussons encore un peu de liquide dans le tube T, le ma- 

 nomètre monte encore, mais les oscillations diminuent ; chaque 

 fois que la pression du sang présente des minima, les parois 

 de l'ampoule s'adossent et obturent le tube, de sorte que l'os- 

 cillation manométrique est arrêtée clans sa phase descendante. 

 Sous l'influence d'une pression plus grande dans le tube T, la 

 pression artérielle est presque complètement vaincue; les 

 maxima seuls ébranlent encore un peu la colonne du manomè- 

 tre. Encore un faible excès de pression, et tout mouvement dis- 

 paraît clans la colonne manométrique ; celle-ci marque en per- 

 manence une pression supérieure à celle du sang. La figure 152 

 montre la série des phases du phénomène, la période d'ac- 

 croissement de l'amplitude de la pulsation, période qui cor- 

 respond à la moindre distension des parois vasculaires, puis 

 l'affaiblissement final et l'extinction de la pulsation au moment 

 où la pression artérielle du schéma est surmontée; la pres- 

 sion extérieure à l'ampoule atteignait alorsO centimètres. 



Rien n'est plus facile que de saisir de cette manière la va- 

 leur de la'pression, non-seulement clans le liquide du schéma, 

 mais dans le sang artériel d'un animal auquel on applique- 

 rait un sphygmoscope clans les conditions ci-clessus indi- 

 quées. 



Or, si l'on se reporte aux expériences décrites dans le mé- 

 moire de M. François-Franck relatif aux changements du 



