PRESSION ET VITESSE DU SANG. 



volume de la main, on remarquera 

 que l'appareil employé dans ces ex- 

 périences est un véritable sphygmos- 

 cope, dans lequel la main, avec ses 

 turgescences 'et' ses resserrements 

 alternatifs, joue le rôle de l'am- 

 poule 151, figure S. Mettons cet 

 appareil plein d'eau en communi- 

 cation avec un manomètre anéroïde, 

 et élevons graduellement la pres- 

 sion dans le liquide de l'appareil, 

 nous assisterons à toutes les phases 

 du phénomène que nous décrivions 

 tout à l'heure, et, à un moment 

 donné, nous verrons toute pulsation 

 disparaître. C'est que les vaisseaux 

 sanguins, écrasés par la contre- 

 pression, ne reçoivent plus le sang 

 artériel dont la pression est vain- 

 cue. 



L'appareil en usage pour étudier 

 les changements de volume des 

 organes ne conviendrait pas pour 

 l'expérience en question. Le liquide 

 devrait être comprimé dans le man- 

 chon où le bras est plongé à une 

 pression de 16 à 17 centimètres de 

 mercure, parfois même aune pres- 

 sion plus for le, pour vaincre la 

 pression du sang dans les artères ; 

 or le collier de caoutchouc qui ferme 

 autour du bras le col de l'appareil 

 céderait à la pression de l'eau bien 

 avant d'atteindre cette limite. 



Un appareil que j'ai fait cons- 

 truire, il y a vingt ans déjà, m'a 

 servi merveilleusement pour réa- 

 liser la mesure de la pression 

 artérielle. C'est une caisse mé- 



313 



