32 MAREY. 



laire à un phénomène qui en réalité consiste en une série de 

 suppressions et de retours de ce courant. Le galvanomètre tra- 

 duit cette intermittence du- courant musculaire par une posi- 

 tion immobile de son aiguille. Celle-ci se fixe en un point qui 

 exprimerait l'existence d'un courant continu dont l'intensité 

 serait moyenne entre les intensités extrêmes qui ont existé 

 réellement. 



Qu'on place un galvanomètre sur le trajet du fil d'une bo- 

 bine induite, tandis qu'on provoque des clôtures et des rup- 

 tures du courant inducteur; si ces clôtures sont très-lentes, 

 le galvanomètre sera énergiquement dévié dans deux direc- 

 tions opposées indiquant, par ses oscillations alternatives, 

 l'existence de courants induits alternatifs de sens opposés. 

 Mais qu'on accélère la rhythme des clôtures et ruptures du 

 courant inducteur, on verra l'aiguille se tenir immobile à zéro 

 comme si aucun courant ne traversait l'appareil. 



Cette illusion produite par l'inertie de l'aiguille aimantée 

 peut avoir encore une autre forme : que deux courants oppo- 

 sés l'un à l'autre, mais d'intensités inégales, soient lancés à 

 court intervalle dans le galvanomètre, l'instrument n'obéira 

 qu'au plus fort et se déviera dans le sens de ce courant comme 

 si celui-ci avait pour intensité la différence entre les deux 

 flux de sens inverse. 



Puisque les flux de la Torpille sont multiples et se suivent 

 à très-courts intervalles, on ne saurait donc avoir de certitude 

 absolue, mais seulement des présomptions relativement au 

 sens dans lequel ils cheminent tant qu'on n'aura employé que 

 le galvanomètre pour étudier ces courants. 



L'éleclromètre de Lippmann jouit d'une très-grande mobilité ; 

 de sorte que, soumis à des courants qui changent rapidement 

 de sens, il permet, d'après les mouvements de la colonne de 

 mercure, de constater le sens et l'intensité relative de ces 

 courants alternatifs. 



Soit, figure 18, l'aspect que présente dans le champ du mi- 

 croscope la colonne de l' électromètre quand cet instrument est 

 à zéro, c'est-à-dire lorsqu'il n'est soumis à aucune influence 

 électrique et que l'extrémité de sa colonne est en face du fil 

 du réticule. 



Si l'on met le pôle positif d'une pile en rapport avec la co- 



