PRESSION INTRA-CRANIENNE, ETC. 



281 



Quand on élève le réservoir R, l'ascension de l'eau dans le bocal B. produit 

 la compression graduelle de l'air dans tout le système du manomètre et de 

 l'appareil vissé dans le crâne La compression du cerveau doit-elle être brus- 

 que, de façon à produire un choc cérébral, une commotion, on commence par 

 élever le réservoir, en fermant le robinet A, jusqu'à ce que l'air soit comprimé 

 au degré de pression manométrique auquel on veut soumettre le cerveau. 

 Quand on ouvre le robinet A, la pression s'exerce brusquement dans l'appa- 

 reil P. Si, au contraire, la compression doit être graduelle, au début de l'expé- 

 rience le robinet A est ouvert, et on élève progressivement le réservoir en 

 suivant de l'œil la colonne du manomètre, ou mieux en inscrivant les déplace- 

 ments du mercure avec un flotteur ou par transmission à distance. 



Fig. 133. — Disposition de l'appareil pour la compression du cerveau. R, réservoir dont 

 l'élévation produit la compression de l'air dans le bocal B. — Sur le trajet du tube 

 de transmission de la pression, un robinet A permet d'interrompre la communication 

 avec le tube crânien P. — Un autre robinet E sert à décomprimer brusquement ou len- 

 tement. 



Quant à la décompression, on l'opérera tout d'un coup en ouvrant le robinet 

 d'échappement E, ou graduellement, en laissant redescendre le réservoir. 



Tel qu'il est disposé, l'appareil que j'ai employé peut donner des pressions 

 positives allant jusqu'à — j— 24 c.Hg. et des pressions négatives descendant jus- 

 qu'à — 8 c.Hg., quand on abaisse le réservoir au-dessous du niveau du bocal 

 à compression. 



Je dois dire maintenant : 1° pourquoi l'air comprimé a été employé de pré- 

 férence à une pression liquide ; 2° quel est le but de la membrane élastique 

 introduite dans la virole crânienne. 



1" Quand on emploie un liquide, une colonne d'eau, par exemple, on ne peut 

 amais se rendre compte du degré de compression auquel on soumet le cer- 



