XIV 



NOTES SUR QUELQUES APPAREILS ET SUR QUELQUES 

 PROCÉDÉS OPÉRATOIRES, 



par le D' FRANÇOIS-FRANCK. 



Nous avons pensé qu'il pouvait être utile de réunir, dans un cha- 

 pitre spécial, un certain nombre de détails techniques sur les appa- 

 reilsles plus usuels, et sur certains procédésde recherche employés clans 

 le laboratoire du professeur Marey. Les renseignements qui n'ont pu 

 être donnés dans les travaux qui font l'objet des mémoires contenus 

 dans ce volume trouveront ainsi leur place, et nous pourrons exami- 

 ner quelques appareils dont il n'a pas été question dans les pages qui 

 précèdent. Nous passerons ainsi en revue les manomètres dont nous 

 faisons usage, les canules trachéales, les appareils à circulation arti- 

 ficielle pour le cœur de la tortue, etc., en insistant sur leur mode 

 d'emploi. 



g 1. — Manomètres. 



M. Marey a développé l'année dernière (Travaux du laboratoire ; Mé- 

 moire sur la méthode graphique) les raisons pour lesquelles il préfère 

 aux manomètres à mercure les manomètres élastiques et a décrit le 

 manomètre qu'ila adopté (t. II, p. 200). C'est la disposition de ce mano- 

 mètre et son mode d'emploi que nous allons indiquer ici. 



L'appareil se compose essentiellement (fig. 148) d'une capsule 

 métallique anéroïde (a) à la cavité de laquelle la pression est trans- 

 mise par le tube (p). La capsule étant placée dans une boîte en cuivre 

 remplie d'eau, chaque augmentation de pression qui en écarte les deux 



