330 FRANÇOIS-FRANCK. 



faces opposées produit l'ascension de l'eau dans le tube de verre qui 

 surmonte la caisse métallique; les variations de niveau du liquide sont 

 transmises à distance par le tube à air (t) à un tambour à levier inscrip- 

 teur. Pour connaître à tout instant les valeurs absolues des pressions 

 indiquées par le manomètre métallique, nous avons ajouté un petit ma- 

 nomètre à mercure [m) dont la colonne très-fine n'exige qu'un déplace- 

 ment de liquide insignifiant. 



Fig. lis. — Manomètre métallique monté et prêt à fonctionner. 



Pour se servir de l'appareil, on commence par le remplir d'une so 

 lution de carbonate de soucie, en injectant le liquide par l'orifice du 

 robinet placé sur la branche de communication des deux manomètres 

 conjugués. Pendant que s'opère le remplissage, le tube p est relevé et 

 l'air s'échappe par la canule qui le termine. L'air étant complètement 

 chassé, on ferme le robinet du tube qui porte la canule, et on conti- 

 nue à pousser du carbonate de soude dans le manomètre pour le mettre 

 sous pression. On sait, en effet, que celte précaution est indispensable 

 pour éviter l'entrée du sang dans le tube de transmission et pour re- 

 tarder la coagulation presque immédiate qui en serait la conséquence. 

 Mais il faut régler autant que possible la charge du manomètre d'après 

 la pression artérielle de l'animal qu'on emploie : il est bon que la charge 

 manométrique dépasse un peu le chiffre delà pression sanguine, mais 

 il est dangereux, surtout si l'on opère sur une carotide, que le manomètre 

 soit sous trop forte pression. Au moment où on établit lacommunica- 



