NOTES DE TECHNIQUE. 



333 



ment on opère. On pince l'artère au-dessous de ia canule et on ouvre 

 la branche verticale de l'ampoule qui est munie d'un tube en caoutchouc 

 et qu'on a fermé avec une petite pince à pression. Le liquide du mano- 

 mètre s'échappe par cette branche, entraînant avec lui le caillot quiétait 

 dans l'ampoule et au-dessus. On ferme alors le robinet placé sur le 

 trajet du tube de transmission p (Voy. fig. 148) et on remet le mano- 

 mètre sous pression par le tube de communication s. On fait en- 

 suite sortir un jet de sang en lâchant l'artère, on nettoie ainsi la 

 portion inférieure de la canule. Après avoir refermé. la branche laté- 

 rale de l'ampoule, on rétablit la communication entre le manomètre et 

 l'artère. L'expérience recommence ainsi dans les mêmes conditions 

 qu'au début. 



J'ai insisté un peu longuement sur ce point tout spécial; mais je 

 crois que les détails qui précèdent ont leur grande utilité. 



Une dernière remarque relative au tube de transmission de la pres- 

 sion. Ce tube doit être court et large, à l'inverse de tous ceux que 

 j'ai pu voir dans les laboratoires étrangers. M. Marey a insisté souvent 

 sur les conditions d'une bonne transmission de la pression. Il recom- 

 mande des tubes de fort calibre et aussi courts que possible. J'ai em- 

 prunté à l'excellent traité du professeur Sanderson (Handbook ) les 

 détails d'un tube à chaînette qui est 

 représenté dans la figure 148; ce tube 

 se compose d'une série de tubes de 

 verre et de tubes de caoutchouc s'em- 

 boitant les uns dans les autres et for- 

 mant une chaîne creuse, souple, inexten- 

 sible, pouvant prendre toutes les posi- 

 tions sans former de coudes (Voy. 

 fig. 148). 



M. Tatin nous a construit dans ces 

 derniers temps un manomètre métal- 

 lique un peu différent de celui que nous 

 venons de décrire, et dans lequel les 

 valeurs absolues des pressions sont 

 indiquées par une aiguille sur un ca- 

 dran qui fait partie de l'instrument. Ce 

 manomètre (fig. ISO) a l'avantage de 

 supprimer le mercure tout en four- 

 nissant les mêmes indications, puisque 

 le cadran a été divisé en centimètres et 

 demi-centimètres d'après un mano- 

 mètre à mercure. La transmission du 

 mouvement de la membrane anéroïde 

 M à l'aiguille C s'opère au moyen d'un petit couteau coudé L qui 

 fait tourner une hélice formant le pivot de l'aiguille. En mémo temps 

 que l'aiguille marque les valeurs absolues des pressions, ces pressions 



Fig. 150. — Manomètre à eatran 

 et à transmission. 



