NOTES DE TECHNIUUE. 339 



sont résumées dans le Journal de Tanatomie (novembre 1877] ; nous 

 pouvons utiliser ce dispositif clans une foule de recherches qu'il est 

 inutile d'indiquer ici. 



Voici un autre modèle de canule trachéale qui se recommande par 

 l'extrême commodité de son introduction, par la solidité de sa fixation 

 et aussi par le peu d'étendue du contact des pièces métalliques avec 

 la muqueuse, (fig. 456). Cette canule est une modification de la canule 

 à double gouttière employée pour la trachéotomie des chevaux. 



L'animal peut respirer à la fois par le larynx et par l'orifice trachéal, 

 ce qui ne manque pas d'importance dans certaines expériences où le 

 jeu de la glotte peut être modifié. Je crois même que pour la trachéo- 

 tomie, chez les enfants, celte forme de canule pourrait rendre de 

 grands services et cela à cause de la liberté respiratoire qu'elle permet, 

 à cause de son nettoyage absolument simple et de la commodité avec 

 laquelle on peut l'enlever et la remettre en place. 



Cette canule ou plutôt cette plaque trachéale se compose d'une valve 

 fixe (VSig. 156) qu'on introduit dans la partie inférieure de la bouton- 

 nière trachéale; cette plaque épouse la courbure 



du 1/3 antérieur de la trachée. Quand la partie 



V est introduite, on fait glisser vers le haut la /-Q" — "^K 



plaque mobile V (ligne pointillée de la fig. 156) r -5===^l — Y ? _^ 

 et cette plaque s'insinue en arrière du rebord \ \<^^ / JJ 



supérieur de la boutonnière faite à la trachée. 



La virole du pavillon qui fait saillie au dehors Fi . g - 136 - ~ pla( I ue . tra " 



.,,.,, , ., . chéale a glissière. 



sert d epaulement aux anneaux cartilagineux qui 



se trouvent ainsi pinces ou plutôt limités en avant et en arrière par 



deux surfaces métalliques. 



Le glissement de la valve V s'opère par l'orifice de la canule en ac- 

 crochant avec un instrument quelconque, bistouri, sonde canne- 

 lée, etc., le bord libre de cette plaque et en le repoussant en haut 

 pour fixer la canule, en l'attirant en bas pour l'enlever. 



Le diamètre du tube saillant a été calculé pour qu'on put fixer sur 

 ce tube soit le pavillon à clapet de la figure 154, soit le tube à soupape 

 de la figure 155. 



\ 4. — Excitations électriques. — Excitateurs. 



M. Marey a modifié cette année les appareils employés jusqu'ici 

 pour les excitations des nerfs ; Aux courants induits, il a substitué les 

 décharges de condensateurs. Je n* entrerai point ici dans les détails de 

 ces nouvelles dispositions : M. IJoudet de Paris, qui a commencé des 

 recherches sur l'excitabilité nerveuse et musculaire, se chargera, 

 l'année prochaine, en exposant les résultats de son travail, de décrire 

 avec les développements nécessaires les appareils dont il a fait usage. 

 Qu'il me suffise d'indiquer en peu de mots le procédé dans son 

 ensemble. 



