144 MËNDELSSOHN. 



versent entoure le biceps, par exemple, et est tixé par une 

 forte courroie c. Parmi les baguettes qui forment ce bras- 

 sard est une planchette de 4 centimètres de largeur qu'on 

 place en face du muscle que l'on veut explorer et qui pré- 

 sente en son centre un trou par lequel s'exerce la pression 

 d'un ressort métallique plus ou moins tendu par une vis 



Fig. 29. — Mjographe à transmission applicable aux muscles de l'iiomme (Marey). 



de réglage r, ainsi que cela se fait pour le réglage du ressort 

 d'un sphygmographe. Un tambour à levier dont la figure 28 

 montre la face supérieure reçoit le mouvement de soulève- 

 ment du ressort aussitôt que le muscle produit sa secousse et 

 se gonfle. Ce mouvement est conduit par des tubes au tam- 

 bour à levier de l'appareil myographique. 



Pour provoquer l'excitation électrique du musclO; les deux 

 fils de la bobine induite fb, se rendent, l'un au ressort de 

 pression, et l'autre à une feuille d'étain qui sert de contre- 

 plaque et que Ton applique sur un point quelconque du bras 

 en dessous du brassart. 



Cet appareil ressemble beaucoup, comme on le voit à celui 

 que du Bois-Pieymond imagina pour mesurer le temps 

 perdu d'un muscle de grenouille, mais avec cette différence 

 que le muscle sur lequel on agit ne peut être étudié que 



