EMPLOI d'un nouveau POLYGRAPHE. 



219 



les organes de transmission. Une disposition nouvelle m'a 

 donné des résultats tout à fait satisfaisants. 



Fig. 50. — Explorateur à tambour de la pulsation du cœur de l'homme. 



Voici en quoi elle consiste : sur une monture ordinaire de 

 sphygmographe (fig. 51) est disposé un tambour explorateur 

 qui tourne librement autour d'une charnière. Quand l'instru- 

 ment est bien appliqué sur le poignet, on fait tourner le tam- 

 bour, de manière que la membrane soit dirigée en bas, du 

 côté de l'artère explorée. Du centre de cette membrane pend 

 une tige métallique légère T, laquelle s'articule avec le res- 

 sort qui comprime l'artère. 



Fig. ol.— Sphygmographe à transmission envoyant la pulsation artérielle à un levier inscrip- 



teur situé à distance. 



Les mouvements de ce ressort sont directement transmis 

 par la tige à la membrane. On immobilise le tambour et l'on 



