220 MAREY. ! 



empêche tout mouvement de la charnière au moyen d'un 

 écrou de serrage ; dès lors, tout l'effort des pulsations se traduit 

 par un abondant déplacement d'air qui actionne avec force 

 le tambour inscripteur. 



Les tracés que donne ce sphygmographe ont sensiblement 

 la même amplitude que ceux du sphygmographe direct. 



J'ai modifié également l'appareil sur lequel s'inscrivent les 

 indications des instruments ci-dessus représentés, et j'en ai 

 fait un instrument commode et portatif, renfermant tout ce qui 

 est nécessaire pour faire la plupart des expériences physio- 

 logiques et des recherches cliniques. Ce nouveau polygraphe 

 est représenté figure 52 avec l'explorateur de la pulsation du 

 cœur et un sphygmographe à transmission simultanément 

 appliqué sur un malade. On recueille ainsi des tracés doubles 

 qui permettent des comparaisons très intéressantes, ainsi 

 qu'on en pourra juger par quelques exemples qui seront re- 

 présentés plus loin; mais auparavant je dois donner quelques 

 explications sur la disposition du nouveau polygraphe et sur 

 la manière de l'employer. 



L'appareil, représenté figure 53, est contenu dans une boîte 

 dont on enlève la partie supérieure quand on veut recueillir 

 des tracés. Une petite caisse G contient les différents explora- 

 teurs dont on peut avoir besoin suivant les cas : explorateur de 

 la pulsation du cœur, du pouls radial ou du pouls des autres 

 artères ; explorateur de la respiration et de l'action muscu- 

 laire, etc ; elle peut contenir aussi un chronographe, des bougies 

 destinées à noircir le papier qui recouvre le cylindre et le 

 vernis qui fixera les tracés. Le fond de cette caisse est creusé 

 d'une gouttière dans laquelle on verse le vernis, afin d'y plonger 

 les feuilles dont les tracés doivent être conservés. Cette caisse 

 s'enlève alors et se retourne pour que sa gouttière intérieure 

 reçoive le vernis. On l'enlève également lorsqu'on veut 

 noircir le cylindre au moyen de la fumée d'une bougie. 



Le grand cylindre qu'on voit en haut de l'appareil, et sur 

 lequel trois tambours à levier écrivent à la fois, est représenté 

 couvert d'une feuille de papier qui n'est pas encore noircie. 

 Ce cylindre contient, à son intérieur, le rouage d'horlogerie 

 qui doit le mettre en mouvement. Cette disposition réalise 

 une très grande économie de place et j'ai résolu de l'employer 



