222 



MAREY, 



pour tous les appareils qui doivent être portatifs ; elle con- 

 stitue, en outre un excellent moyen de protection pour le 

 rouage d'horlogerie, qui se trouve ainsi à l'abri des poussières, 

 des chocs et autres causes de détérioration. 



Fig. 53. — Polygraplie portatif à rouage intérieur. 



Le fond du cylindre, qui est visible dans la figure 53, est 

 formé par Tune des platines du rouage d'horlogerie; on y voit 

 l'encliquetage qui sert à remonter le mouvement et le bouton 

 B, qui, suivant qu'on le tire ou qu'on le pousse, sert à mettre 

 le cylindre en marche ou à l'arrêter (1). 



(1) Gomme dans certaines expériences on peut avoir les deux mains occu- 

 pées, il faudrait qu'un aide se chargeât de mettre le cylindre en marche ou de 

 l'arrêter. Cette nécessité de l'intervention d'un aide constituait un inconvé- 

 nient grave; je l'ai supprimée de la manière suivante : 



Quand l'opérateur a placé les explorateurs du cœur et du pouls d'un ar- 

 tère et quand, maintenant avec les mains ces deux instruments en place, il 

 constate que les mouvements des leviers s'exécutent convenablement, il lui 

 suffit de souffler dans un tube qu'il avait préalablement placé dans sa bouche, 

 pour que le cylindre s'arrête ou se mette en marche. 



Le tube en question se termine par un tambour dont la membrane s'attache 

 3u bouton B. Ce tambour se fixe aisément au moyen de deux oreilles sur le 

 fond du cylindre de l'instrument. Les mouvements de la membrane se font, 

 dans les deux sens opposés, suivant qu'on souffle dans le tube ou qu'on as- 

 pire; on obtient de cette manière la marche et l'arrêt du cylindre. 



Cet appareil est d'un emploi si commode, à cause de la liberté qu'il laisse 

 aux mains de l'opérateur, que je ne l'enlève jamais du fond du cylindre et 

 n'emploie plus d'autres moyens d'arrêt ou de mise en marche. 



