224 MAKEY. 



place da papier enfumé. Avec deux tambours, on peut 

 recueillir, sur la longueur du cylindre, quatre doubles tracés. 

 Si l'on met trois tambours, on peut recueillir trois triples 

 tracés. Il va sans dire que le nombre des tracés serait moindre 

 si la grande amplitude des mouvements qu'on inscrit forçait 

 à écarter beaucoup les leviers les uns des autres (1). 



Dans le déplacement qu'on fait subir aux tambours à 

 levier parallèlement à l'axe du cylindre, l'exacte superposition 

 des plumes est assurée ; cela était indispensable pour la 

 détermination des rapports de succession des mouvements 

 inscrits par les différentes plumes. Toufefois , quelque 

 parfaite que soit la superposition des tracés, l'œil ne juge 

 les rapports de succession que d'une manière approximative, 

 aussi, dans les mesures délicates, est-il absolument néces- 

 saire de se servir des repères et du compas (2). 



Enfin, une vis de réglage permet de graduer le contact 

 des plumes avec le papier, de manière à obtenir des traits 

 d'une grande finesse en évitant les frottements excessifs. 



Nous pouvons maintenant soumettre au lecteur quelques 

 types de doubles tracés recueillis avec le nouveau polygraphe, 

 afin de monti*er combien la clinique et la physiologie peuvent 

 acquérir de précision, grâce aux inscriptions multiples. 



(1) ^L'lnscriplion a deux leviers sert dans les circonstances suivantes: 

 en clinique, pour l'élude comparée de la pulsation du cœur et d'une artère; 

 pour celles de deux artères différentes ; pour celles d'une artère et d'une 

 tumeur pulsaliîe ; pour celle du cœur et de la respiration etc. En physiologie 

 elle sert aux mêmes comparaisons et permet également d'inscrire la pression 

 de deux artères différentes avec deux manomètres métalliques, ou bien la pres- 

 sion dans une artère en même temps que les pulsations du cœur, ou bien en- 

 fin les actions musculaires en môme temps que les excitations électriques qui 

 les provoquent (Voir la Méthode graphique, p. 202). — L'inscription à trois 

 leviers est rarement nécessaire en clinique, sauf pour étudier certains phéno- 

 mènes exceptionnels, comme les mouvements respiratoires avec ceux de la fon- 

 tanelle dans les cas de spina-hifida ; elle peut servir encore chaque fois que 

 l'on combme l'emploi d'un chronographe ou d'un signal électrique avec 

 l'inscription d'un double mouvement. En physiologie, l'emploi de trois leviers 

 a des applications très fréquentes : ainsi, pour les expériences de cardiogra- 

 phie au moyen des sondes cardiaques, toutes les fois qu'on veut combiner 

 l'inscription de la pulsation cardiaque et de la pression artérielle avec l'exci- 

 tation électrique de certains nerfs dont il faut inscrire l'instant d'excitation. 

 Les expériences de M. François-Franck, publiées dans ce volume, fournissent 

 un grand nombre d'application, do l'inscription à trois leviers. 



(2) La Méthode graphique, p. 483. 



